( 433 ) 



» La lecture du volume du gaz se fait avec un viseur; le manomètre est 

 placé dans un manchon de verre traversé par un courant d'eau dont un 

 thermomètre donne la température. 



» Pour déterminer les hauteurs de la colonne de mercure, iin observa- 

 teur s'élève successivement à la hauteur de chaque raccord, le démonte et 

 le remplace par une pièce portant un large tube en verre ; alors, par un si- 

 gnal électrique, il avertit l'opérateur qui manœuvre la pompe qu'il doit re- 

 fouler le mercure; quand le liquide atteint le tube en verre, un nouveau 

 signal arrête le jeu de la pompe, et le mercure est réglé sur un repère fixe. 



» On procède alors, à la station inférieure, à la mesure du volume du 

 gaz et de la température, puis, sur un nouveau signal, l'opérateur de la 

 station supérieure refait le joint du tube en fer, monte à la station sui- 

 vante et ainsi de suite. 



» L'appareil a été construit à Ljon par M. Benevolo ; malgré les nom- 

 breux joints, raccords et pointeaux qu'il porte, il peut résister sans fuites 

 à des pressions de plus de 4oo atmosphères : les essais ont été poussés plu- 

 sieurs fois jusqu'à 55o. 



» H faudrait se garder de croire qu'une légère fuite puisse être sans in- 

 convénient, pourvu qu'on maintieime le niveau du mercure constant à l'ex- 

 trémité de la colonne; dans ces conditions, la pression qui ne s'exerce plus 

 slatiquement peut varier très-sensiblement, ainsi que je l'ai constaté dans 

 une expérience où une fuite s'était déclarée à l'un des raccords du tube en fer. 



» L'appareil a été d'abord installé à Saint-Étienne dans un puits de mine 

 de 3oo mètres de profondeur; mais, un accident ayant fortement endom- 

 magé une partie de l'appareil, j'ai dû renvoyer à quelques mois les expé- 

 riences complètes, et je présente aujourd'hui les résultats d'expériences 

 préliminaires poussées seulement jusqu'à io8 atmosphères. 



» Ces expériences ont été faites à Lyon sur le flanc d'un coteau, le long 

 d'un escalier rapide conduisant de la Saône au fort Saint-Just et a[)parte- 

 nant au génie militaire, qui a bien voulu le mettre à ma disposition. Le 

 tableau suivant résume les résultats de six séries d'expériences suffisamment 

 concordantes : 



Limites des pressions en atmosplières. Valeurs de -^ 



Entre 31,176 tt 57,3i5 i,oo48 



57,3i5 87,263 !,ooi4 



57,3i5 98,396 i,ooi5 



57,3i5 108,684 «^'99^5 



