( ■>■^ ) 



nenient et de celle de l'appareil correspondanr, y l'intensité totale du 

 rayonnement. 



» Si la nature du rayonnement ne change pas, /(z) ety'(z) sont des 

 constantes. Si elle change et que cette variation influence les deux thermo- 

 mètres, de manière qu'on puisse écrire /(:) — Rz et/, (z) — K'z, K et K' 



ri \ 



étant des constantes, /(z) et/, (s) varient encore, mais '77^ demeure inva- 

 riable. 



» Supposons que nous ayons deux thermomètres et que, pour ces appa- 

 reils, on ait toujours ^^^ = const., quelles que soient les variations du 

 rayonnement : des deux équations T — o" -l-/(z) r et t — x +f\[z)y on 



tire 



■l-x __f{z) 



d'où 



C/-T „, C ,„ ., 



Ainsi, lorsqu'on connaît C, on peut déterminer la tempéraliue du milieu. 

 » Connaissant x, on peut déduire^ (2)7', élévation de température du 

 thermomètre A, due au rayonnement, et l'on a 



_/(z)r = T-.r:^^(T-0: 



ainsi cette dernière quantité est proportionnelle à la différence de tempé- 

 rature des deux thermomètres; elle permet de mesurer les intensités re- 

 latives du rayonnement, siy (z) est constant. 



» Pour déterminer C et vér ifler sa constance, on peut employer deux 

 procédés. 



» Le premier consiste à placer les deux appareils thermornétriques dans 

 l'obsciH'ité, de manière qu'ils marquent une même température Q == x\ à 

 envoyer successivement, sur chaque thermomètre, une radiation de même 

 nature, provenant d'une source constante, le thermomètre non influencé 

 restant voisin du premier et jdongé dans l'obscurité; à mesurer successive- 

 ment les lemiiératures T et / des deux thermomètres arrivés à l'équilibre, 

 sous rinfliience de h tir radiation; et à vérifier que, A étant influencé, 

 E marque toujours Q, ou une température Q' que marquerait A si ce dernier 

 était à la place de B, et réciproquement. On a alors 



^ T- G 



L = • ou 



