(46) 



donl Ic volume est diminuc est egale a 45 fois la millionieinc partie tie 

 fa \aleur primitive; 2° que depuis !a pression d'un tiers d'atniosphtre 

 jusqu'a celle de six atmospheres. la dimiuution du volimie demeure pro- 

 porlioiinclle a i'augmentatiou de la force comprimante. F. 



Desciiplion dc tappareil de JSl. Oersted, pour mesiirer la 

 cuinpressiun de lean ; par Al. Haciiktte. 



rarsiouE. ^" appareil consiste, Ten un vase cylindrique, scmblnblc a cehii qui 



t'St conuu dans Ics cabinets de physique sous le noni do Fuse d Ludion; 



Societe rhi)omaU<i. ^° ^|^ ""'^ plaque dc cuivre, qui supporte un tube forme dc deux branches 

 8 mars 1S2J. droites, de diHerents diametres el de meme axe; la memc pljijue porlc 

 un tube droit rcnverse, d\t dc Mariotle, rempli d'air atmospherique. 



L'interieur des deux lubes accouples contient environ 1 17 centimetres 

 cubes; le tube superieur est capillaire; une echcile tracee sur la plaque 

 de cuivre, parallelement a ce lube, est divisee en parties egales, chacune 

 denviron un denii-miilim^lre , el ccs divisions correspondent a des vo- 

 lumes egaux du tube capillaire; les mernes divisions correspondent a d'au- 

 trcs volumes egaux du tube de iMariolte. Le rapport du volume dune 

 partie du tube capillaire au volume total de I'eau a comprimer contenue 

 dans les deux tubes accouples, est exprime par la fraction decimalc 

 0,000000688. On comptc sur I'ethelle 210 parlies egales, en allani de haul 

 en bas, dans le sens oii le mcrcure descend, lorsque I'eau est ( omprimee. 



On reniplit d'eau dislillee, et purgee autantque possible d'air, Ic vase 

 a ludion el les deux lubes accouples. Le cou du vase a ludion est assez 

 large pour donncr enlr(5e a la plaque de cuivre; a ce cou est ailaplee uue 

 boile en cuivre lermin^e int^ricurement par un cylindrc, dans lequci on 

 fait glisser un piston au moyen d'unevis, dont Tecrou est sur le fond su- 

 perieur de la boite. Aussilot qu'on tourne la vis, Ic piston descend, et 

 on voit la bulle de mercure s'eloigner de rextremite superieure un peu 

 evasee du tube capillaire, pour s'enfoncer graduellemenl dans ce tube, a 

 mesure que Ton comprime I'eau dans l'interieur du vase a ludion; en 

 meme temps i'eau de ce vase moule de bas en haul dans le tube ALiriolle, 

 ft sou el^'\atioi) dans ce tube donne la mesure de la com|)rcssion. 



11 est a remar(]uer (|ue dans eel appareil, comme dans celui employe 

 reccmment par !\L Perkins, de Londres, les parois des tubes accouples 

 soul egalement com|)riiiie«s en dedans el en dehors; d'ou il resulle que 

 I'abaissement du mercure dans le tube capillaire ne pout pas elre attribu6 

 a une dilatation des parois de ce tube, et que I'abaissement n'a lieu que 

 parceque I'eau coutenu*' dans le double tube, qui n'est st^|)ar6e de I'eau du 

 vase a ludion que par une bulle tie mercure, est reellement comprimde, 



V"oici une experience faite en quclques minutes sous les yeux dc 

 JM. OEcMS'ed, au moyen dc sou ingcnicux appareil : 



