_( =' ) 



qui Ic licnt loujoiirs Icndu. Mais celle maiii^re de mosurcr sou allan- 

 genient pcut etrc aflectcc dc quclques crroiirs, soil en raison de Icgores 

 variatious du centre de rolaliou ou 'd'lnegales flexions du cheveu, dont 

 la parlie enroulec sur la poulic lie conserve pas toujours exaclement la 

 meme longueur, quand cctte poulie tournc aulour de sou axe : il est a 

 craindre aussi que les froltements de ce niecanisme n'cn diininucnt la 

 sensibility et qu'il n'obcisse pas sur-le-chnnip a de faibles changenicnts 

 hygrometriqucs du cheveu , ce qui oblige de lui douner dc petites 

 sccousses. 



Dans la disposition adoptee par M. Babinet , tous ces inconvenients 

 disparaissent. Le poids est librement suspendu au cheveu , dont on 

 nicsurc rallongcment direclement, en visant avec ua microscope fixe 

 u\\ rcpcre grave sur ce poids. Le cheveu est attache par son exlremite 

 superieure a unc piece mobile que ni(">ne uue vis micrometrique , au 

 nioyen de laquelle on la relt;ve ou on I'abaisse, jusqu'a ce que le trait du 

 rep6re coincide avec le fil du microscope : alors I'extremite inferieure 

 du cheveu se relrouve dans sa position primitive, et son allongement est 

 la quanlile dont il a fallu elever ou abaisscr son extremite superieure 

 quantile dont la vis micrometrique donne la mcsure a moins d'lm 

 ccntifeme de millimetre prcs. Si done rallongcment total du cheveu est de 

 5 ou 6 niillimelrcs, comme dans rhvgrometre de M. Babinet, ou il a 

 o"',25 de longueur, on pourra observer jusqu'aux cinq-ccnti6mes dc 

 I'echelle hygromfetrique , c'est-a-dire, Ics cinquitmes des degr^s or- 

 dinnires. 



Pour determiner les points extremes, on enveloppe d'un cylindre de 

 verre la partic verlicale de linstrumeut , qui contient le cheveu, et Ton 

 iiitrodnit alternativcment de I'cau et de I'acide sulfurique concentrti dans 

 le vase que rcnferme le pied de I'inslrument. On ramene, dans les deu\ 

 cas, le rep6rc sur le fil du microscope, et Ton note les indications de 

 la vis micrometrique : leur difference, ou la qunntite totale dont la vis 

 a marche, donne I'elcndue de rechclle hygrometriquc, qu'on divisc en 

 cent parties egales pour avoir la longueur de chaque degre. 



L'hygrom^lre ainsi envelopp6 d'un tube de vcrrc pent etre vissd' sur 

 un ajjparcil forme dont on voudrait connailre 1 humidile interieuro. 

 Dans son usage le plus ordinaire, qui est d'indiquer les variations hy- 

 grometriqucs dc lair, on a soin au conlraire doler son enveloppe. 



M. Babinet a [ilace, dans le meme iustnmient , trois chevcux attaches 

 ^ la meme piece de cuivre que fait mou^oir la vis micrometrique, mais 

 tcndus par des poids separes, et dont les allongemenls sont ainsi tout- 

 a-fait independanls ; en sorte qu'on a trois hygrom^tres dans un, qui se 

 controlcnt mutucllement. Leurs indications comparees ne lui ont presente 

 que des differences d'un dcmi-degr^, accord bien superieur a celui deS' 

 hygronittres ordiuaires. 



1824. 



