67 



Son goniometre adapte invariablement It partie sup^rieure de 1'^- 

 chancrure du plan facial sur la suture fronto-nasale. II mc parail im- 

 possible d'operer avec lui, tel qu"il est, sur una tete de foetus de tres* 

 jeune enfant ou d'un petit animal ; pour un animal de forte taille, il 

 serait en entier a reconstruire. Mais, ce qui est plus grave, je soupconne 

 un vice dans sa structure. En etfet, une condition essentielle pour bien 

 6tablir le plan horizontal, c'est que ce plan prolong6 coupe par le mi- 

 lieu, au niveau des oritices externes des conduits auditifs, les pivots 

 introduits dans ces conduits. Or I'auteur am^ricain garde un silence 

 complet sur ce point. N'aurait-il pas senti toute I'imporlance de cette 

 condition? La face sup6rieure de chaque coulant sur lequel est soud6 

 le pivot correspondant n'est pas dans le plan de la base de son gonio- 

 metre, on a done tout lieu de craindre que les pieces qui s'introdui- 

 sent dans les conduits auditifs externes ne soient pas avec celle base 

 dans les rapports voulus pour que Tinslrument soit exact. 



Le mien me parait plus precis et plus simple. II pent non-seulement 

 s'adapter sur des tetes d'adultes, mais aussi de tres-jeunes enfants, et 

 meme de foetus ou de petits animaux. II suffit, pour les trois derniers, 

 d'avoir des coulants de recliange avec des embouts plus longs, et 

 comme chez eux le conduit auditif externe est tres-raccourci, ces era- 

 bouts sont dirig6s transversalement par rapport aux coulants. 



Pour s'en servir sur de grands animaux, il ne faut que donner a 

 I'instrument de plus grandes dimensions. II peuts'appliquer sur le vi- 

 vant sans inconvenient, en se servant de pivots auriculaires beaucoup 

 plus courts et plus gros, arrondis, transversalement diriges et re- 

 vetus de fourreaux en caoutchouc. La maniere la plus commode de 

 proc6der dans ce cas, c'est de faire passer le plan horizontal imme- 

 diatement au-dessous du nez et par-dossus la levre superieure. 



Enfin, ce qu'on nesaurait faire avec I'instruraent de I'auteur precite, 

 et qui cependant est tres-important, il permet de prendre Tangle facial 

 au-dessus de la bosse nasale et de la saillie des sinus frontaux. II est 

 temps, en effet, de degager la mensuration de cet angle de cette cause 

 d'erreur, ou du moins, si on continue ii rell'ectuer comme par le passe, 

 de noter aussi Tangle qu'on obtient enplacantle bord inferieur de la 

 traverse M de mon instrument sur la limite superieure des sinus fron- 

 taux, comme je Tai indique precedemmcnt. 



lime parait en outre possible, en faisaut parcourir a la traverse mo- 

 bile de mon goniometre un trajet plus ou moins 6tendu, et noLanl a 



