66 Gaidukov: Die neuen Zeißsclien Mikroskope. XXIII, 1. 



„Man siebt also, daß nur wenige und ganz einfache 

 Manipulationen genügen, um das ursprünglich in 

 billigster Ausstattung bezogene Stativ sowohl mit 

 dem vollen AßBESchen Beleuchtungsapparat wie auch 

 mit dem dreh- und zentrierbaren Hartgummitische 

 oder mit dem großen Kreuztische auszurüsten. 



„üas Stativ kann auch von vornherein mit dem drehbaren Hart- 

 gummitische oder mit dem großen Kreuztische bezogen werden. Der 

 einfache runde Tisch fällt dann fort. 



„Soll an einem Stativ, das bereits mit dem drehbaren Hartgumrai- 

 tische ausgerüstet ist, der große Kreuztisch angebracht werden, so 

 geschieht dies in der bisher üblichen Weise : Man schraubt die beiden 

 Zentrierschrauben D so weit heraus, daß der Tisch deren Be- 

 wegungen nicht mehr folgt und hebt, unter leichtem Drucke in der 

 Richtung der Federbüchse £", den Drehtisch aus dem Zentrierstücke 

 heraus. Nunmehr entfernt man von dem Kreuztische die Fixierungs- 

 schraube K und setzt ihn, ebenfalls unter leichtem Drucke in der 

 Richtung der Federbüchse jE", in das Zentrierstück ein ; dabei ist zu 

 beachten, daß der Stahlstift der Federbüchse in die ausgefeilte Nute 

 des Drehungsringes eingreift. Die Fixierungsschraube A' ist nach dem 

 Anbringen des Kreuztisches durch die Öffnung des Tisehträgers 

 hindurch wieder einzuschrauben." 



Das Stativ III ist mit der Mikrometer bewegung nach 

 Berger versehen. Am Stativ IV dagegen ist die alte Mikro- 

 meterbewegung beibehalten , die sich ja Jahrzehnte hindurch 

 bewährt hat. 



Die im Jahre 1898 von der Firma Zeiss eingeführte Mikro- 

 meterbewegung nach Berger hat großen Beifall gefunden. Auch fast 

 alle anderen großen Mikroskop -Werkstätten haben in den letzten 

 Jahren ähnliche Tendenzen in dem Mechanismus der Feineinstellung 

 vorgenommen. Jedoch haftet einigen dieser Formen, z. B. denen von 

 Leitz (Wetzlar) und Reichert (Wien) ein gewisser Nachteil insofern 

 an, als der Beobachter bei derselben Drehungsrichtung nie bestimmt 

 wissen kann, ob sieh der Tubus hebt oder senkt. Eine solche Ungewiß- 

 heit dürfte nicht nur bei photographischen Arbeiten, sondern auch bei 

 subjektiver Beobachtung recht störend sein. Bei der BEROERSchen 

 Mikrometerbewegung laufen die Achsen der Triebköpfe für die feine 

 und die grobe Bewegung parallel und ihre Drehungsrichtung stimmt 

 in bezug auf Heben und Senken überein. 



Außer den im vorstehenden geschilderten Vereinfachungen im 



