XXIII, 1. (Jiiidukov: Die neuen Zeißschen Mikroskope. 



63 



Umkippen aus dem Präparat aus und ricliten nur Unheil an. Es 

 ist sehr gut, daß bei Stativ V die Vorriclitung zum Umkijtpen feldt. 

 Manclie älteren Mikroskope sind dadurch unbequem, daß sie zu 

 kleine Objekttische haben. Das Stativ V dagegen ist mit einem 

 festen, runden Objekttisch versehen, dessen Durchmesser etwa 11cm 

 beträgt. Dieser Objekttisch kann leicht abgenommen und durch 

 einen drehbaren Tisch mit Gradteilung ersetzt werden. Die kleinen 

 Kreuztische lassen sich ohne weiteres am Stativ V anbringen. 



2 a. 



Für die Zwecke, iur die dieses Stativ am besten geeignet ist, 

 genügt die Beleuchtung des Objektes mit der Zylinderblende 

 oder mit der Iriszylinderblende vollständig. An der Unterseite 

 des Tisches ist jedoch eine Schiebhülse angebracht, die den- 

 selben Durchmesser hat, wie die bei großen Zeiss sehen Stativen, 

 und in die auch an Stelle der Zylinderblende verschiedene Kon- 

 densoren mit zentrisch befestigter Irisblende, sowie 

 ein Polarisator eingesteckt werden können. 



Die sehr wichtige , sogar epochemachende Neuerung , über die 

 in den letzten Prospekten und Katalogen der Firma Zeiss Mitteilung 

 gemacht wird, besteht darin, daß ein und dasselbe Stativ mit 

 verschiedenen Tischen und Beleuchtungsapparaten 



