54 Tischutkin: Apparat für Bearbeitung- mikroskop. Sclmitte. XXIII, 1. 



Mein 8chiiittwasclinpparat hat, was sein änßeres Aussehen an- 

 behmgt, einige Ähnlichkeit mit den Sieben von C. J. Cori (3), [welche 

 mir erst bekannt wurden, als ich meinen Apparat bereits konstruiert 

 und mit ihm schon gearbeitet hatte] , die zum Sortieren , zur Reini- 

 gung etc. des ])elagischen Auftriebes bestimmt sind. In dem Apparate 

 von Cori hat man ebenfalls zwei ineinander geschobene Röhren, 

 doch der speziellen Bestimmung des Apparates entsprechend, sind 

 die unteren Offnungen der beiden Röhren mit Mull verschiedener 

 Dichtigkeit verschlossen und die Disposition der Röhren ist auch 

 eine andere. 



* 



Mein Apparat kann sich als eine sehr bequeme Vorrich- 

 tung für die Bearbeitung kleiner Objekte, z.B. kleiner 

 Stücke verschiedener Organe, zarter Embryonen jüngerer und älterer 

 Stadien etc. erweisen; alle diese Objekte lassen sich dabei aus dem 

 einen Gefäß in das andere und in die verschiedenen Flüssigkeiten 

 leicht übertragen, ohne daß man sie mit irgendwelchen Instrumenten 

 zu berühren gezwungen ist. Zu diesem Zwecke ist es , wie es sich 

 erwiesen hat, besonders vorteilhaft, den Apparat von größerer 

 Dimension, z. B. seine dritte Varietät (siehe Fig. links) zu gebrauchen, 

 dabei muß aber der Kork aus der Röhre E entfernt sein. Der 

 ganze Apparat wird in ein gut verkorktes Gefäß von entsprechender 

 Größe eingetaucht, wobei die Quantität der Flüssigkeit (z. B. der 

 fixierenden Flüssigkeit u. a. m.) genau so groß sein muß , daß ihr 

 Niveau die Höhe der inneren Röhre J nicht übersteigt. Die zu be- 

 arbeitenden Objekte Averden in die Röhre J gebracht und bleiben 

 hier während eines bestimmten Zeitraumes. Nachdem die Fixierung 

 beendet ist, wird wiederum der ganze Apparat aus dem Gefäß 

 herausgenommen und in ein anderes Reagens gebracht , genau auf 

 dieselbe Weise, wie vorher. Tut es not, die fixierten Objekte 

 zu wässern, so ist es sehr leicht auf die folgende Weise zu 

 machen : Der Apparat wird mit den in der Röhre -/ liegenden Ob- 

 jekten in ein entsprechendes Gefäß gebracht, wobei die Ränder der 

 Röhre E genau dem Niveau des Gefäßrandes entsprechen müssen. 

 Der Wasserstrom aus der Wasserleitung wird dann in den äußeren 

 Zwischenraum R des Apparates, d. h. in den Zwischenraum zwischen 

 den Röhren E und J gerichtet. Am bequemsten läßt sich die Sache 

 so einrichten : Der Wasserleitungsrölire oder dem Hahn des Wasch- 

 apparates von Zimmermann (10) wird ein Gummirohr mit einer Glas- 



