XXIII, 1. Tischutkin: Apparat für Bearbeitung mikroskop. Schnitte. 49 



keit abspülen ; sind es Paraffinsclinitte (vom T'araffin nicht befreite), 

 so werden sie direkt vom Messer des Mikrotoms in die Kölire J 

 liineingebraclit. 



Die weitere Bearbeitung der Schnitte geschieht nun so, daß der 

 ganze Apparat einfach in die entsprechenden Reagentien nacheinander 

 getaucht wird. Dazu scheinen mir die gewöhnlichen Zylindergläser 

 sehr geeignet, wie sie zum Aufbewahren von mikroskopischen Prä- 

 paraten verwendet werden, nur muß der Durchmesser eines solchen 

 Zylinderglases natürlich um ein weniges größer sein als der Durch- 

 messer der Röhre E. Das allmähliche Überführen der 

 Schnitte aus dem einen Reagens in das andere wird 

 also dadurch erreicht, daß der ganze Apparat in die 

 entsprechenden Flüssigkeiten (die aufhellenden Medien in- 

 begriffen, z. B. Xylol oder Öl) gesetzt wird. Während der Apparat 

 in die Flüssigkeit eingetaucht wird , schwimmen die Schnitte voll- 

 kommen frei in dem inneren Räume der Röhre tmd werden von 

 allen Seiten gleichmäßig von dem Reagens bespült. 



Die Bedeutung des luftdichten Verschlusses des äußeren Zwischen- 

 raumes R macht sich besonders geltend beim Entwässern und beim 

 Aufhellen der Schnitte. Wie es schon früher angedeutet ist, läßt 

 die Luftdiclitigkeit des äußeren Zwischenraumes die für die Be- 

 arbeitung der Schnitte angewandten Flüssigkeiten nur auf eine ge- 

 ringe Höhe steigen, und es wird daher nur ein kleiner Teil der 

 Oberfläche der Röhren E und J befeuchtet. Infolgedessen ist der 

 äußere Zwischenraum beim Übertragen des Apparates in Alkohol 

 leicht entwässert und beim weiteren Übertragen des Apparates mit 

 den Schnitten in aufhellende Medien (Öl, Xylol etc.) ist die Möglich- 

 keit einer Verunreinigung dieser Reagentien mit Wasser ausgeschlossen. 

 Falls der äußere Zwischenraum nicht vollkommen hermetisch oder 

 gar nicht verschlossen ist, die Röhre J in die Röhre E also ohne 

 daß der Verschlußkork eingesetzt ist, so werden aus begreiflichen Ur- 

 sachen die Säulen der Flüssigkeit in dem inneren und dem äußeren 

 Räume auf gleicher Höhe stehen, und es kann auch daher beim 

 Übertragen des Apparates mit den Schnitten aus der einen Flüssig- 

 keit in die andere leicht geschehen (wenn die Höhe der wässerigen 

 Reagentien höher war als die Höhe des Alkohols), daß ein Teil des 

 Wassers au den Wänden der Röhren haften bleibt und auf diese 

 Weise Wassertropfen ins Öl hineinkommen. 



Dieses L'bel ist leicht zu verhindern : Beim Arbeiten mit nicht 

 hermetisch verschlossenem Apparate muß man den Apparat stets in 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXIII, 1. 4 



