48 Tischutkin: Apparat für Bearbeitung mikroskop. Schnitte. XXIII, 1. 



wirklich hermetisch verschlossen ist, so wird die Wassersäule in der 

 Röhre J höher sein als in dem Räume zwischen den beiden Röhren 

 E und J, wo das Aufsteigen des Wassers durch die hier befindliche 

 Luft verhindert wird. (Im folgenden will icli der Kürze halber den 

 Zwischenraum zwischen den beiden Röhren E und J den äußeren 

 Zwischenraum nennen.) Wenn der Apparat richtig zusammen- 

 gesetzt und der Verschluß hermetisch ist, so steigt die Flüssigkeit 

 in dem äußeren Zwischenräume kaum über die Glimmerscheibe (nie 

 höher als 0*5 bis 1 cm), während sich das Niveau der Wassersäule 

 in der inneren Röhre J auf derselben Höhe befindet, wie das Wasser 

 in dem Gefäße selbst, in welchem sich der Apparat befindet. 



Zur Prüfung des Verschlusses gehört auch die Beobachtung der 

 Schnelligkeit, mit welcher die Flüssigkeit aus dem Apparat ausfließt. 

 Wenn der Apparat richtig zusammengesetzt ist, so fließt die Flüssig- 

 keit rasch in gleichmäßigem Strahl, Fließt hingegen das Wasser 

 aus dem Apparat bloß tropfenweise , so ist dies ein Beweis dafür, 

 daß die unteren Ränder der inneren Röhre der Glimmerscheibe zu 

 eng anliegen. Diesem Übel ist leicht abgeholfen — entweder da- 

 durch, daß die Glimmerscheibe vermittels einer feinen Nadel durch- 

 löchert wird (an einer oder mehreren Stellen) oder dadurch, daß die 

 innere Röhre J mit glatten Ränder durch eine Röhre von demselben 

 Durchmesser ersetzt wird, deren unterer Rand mit leichten p]in- 

 kerbungen U versehen ist. Ein solcher Fall wird aber wohl selten 

 vorkommen , da es ungemein schwer ist , die Ränder der inneren 

 Röhre J zu einem vollkommenen Anliegen an die Glimmerscheibe zu 

 bringen. Gewöhnlich bleiben zwischen der Glimmerscheibe und den 

 Rändern der beiden Röhren feine Spalten, die ein genügend rasches 

 Ausfließen der Flüssigkeit ermöglichen. Hat nun die Prüfung des 

 Apparates ergeben, daß der äußere Zwischenraum hermetisch ver- 

 schlossen ist und die Flüssigkeit genügend rasch ausfließt, so kann 

 ein solcher richtig zusammengesetzter Apparat für die 

 gleichzeitige Bearbeitung einer großen Anzahl von Schnitten an- 

 gewandt werden ; dabei geht kein einziger Schnitt verloren und alle 

 Schnitte werden einer gleichmäßigen und gleichtörmigen Einwirkung 

 der verschiedenen angewandten Farben oder Reagentien unterworfen. 



Die Schnitte werden in den inneren Raum der Röhre J gebracht. 

 Sind es Celloidinschnitte oder nicht durchtränkte Schnitte, so werden 

 sie mit der Flüssigkeit , in welcher sie sich befinden , zusammen in 

 die Röhre J hineingegossen ; die an den Wänden haften gebliebenen 

 Schnitte lassen sich leicht mit Hilfe einiger Tropfen derselben Flüssig- 



