XXIII, 1. Tiscliutkin: Apparat für Bearbeitung mikroskop. Schnitte. 47 



liegt, 1111(1 (laß zwischen den beiden Röhren ein genügender Zwischen- 

 raum bestehen bleibt, um die Möglichkeit des kapillaren Empor- 

 steigens der Flüssigkeit auszuscliließen. 



Bis jetzt habe ich drei Variationen des Apparates konstruiert: 

 Im ersten Falle ist bei der oben angezeigten Länge der Durchmesser 

 der äußeren Röhre E 1*5 cm, der der inneren J 1'2 cm; im zweiten 

 Falle ist der Durchmesser der Röhre E 2 cm, der Röhre J 1*5 cm ; 

 und endlich bei der dritten Variation des Apparates (s. Fig. links) 

 ist der Durchmesser der Röhre E 3 cm, der Röhre J 2 cm. 



Um nun den beschriebenen Apparat für die Bearbeitung der 

 Schnitte brauchbar zu machen, muß man noch eine Glimmerscheibe 

 lierstellen, deren Durchmesser genau dem inneren Durchmesser der 

 äußeren Röhre E entspricht. Die Glimmerscheibe wird in die äußere 

 Röhre hineingesenkt , so daß sie auf den Randsaum derselben zu 

 liegen kommt, avo sie in ihrer Lage durch die Schwere der hinein- 

 geschobenen inneren Röhre festgehalten wird. Die innere Röhre 

 wird in der äußeren durch einen mit einer Ötfnung versehenen ge- 

 wöhnlichen Kork oder einen Gummistöpsel, der also das obere Ende 

 der äußeren Röhre verschließt, festgehalten. Wenn die Dimensionen 

 der beiden Röhren das Verschließen des oberen Endes der Röhre E 

 durch einen gewöhnlichen Kork oder Gummistöpsel nicht gestatten, 

 so läßt sich zum hermetischen Verschluß des Zwischenraumes zwischen 

 den beiden Röhren E und J ein Stück einer Gummiröhre F gut ver- 

 wenden (so Avie es in meinen beiden Apparaten No. 1 und No. 2 

 geschehen ist), indem es dem oberen Ende der Röhre J aufgesetzt 

 wird. Bevor nun der Apparat in Tätigkeit gesetzt wird, muß man 

 sich durch aufmerksame Besichtigung überzeugen, daß 1) der untere 

 Rand der Röhre J genügend dicht der Glimmerscheibe anliegt und 

 2) der Stöpsel, resp. das Stück der Gummiröhre die obere Öffnung 

 der Röhre E fest verschließt. Dieser letzte Umstand hat, wie weiter 

 unten erklärt wird, eine große Bedeutung und muß daher stets im 

 Auge behalten werden. 



Ob das obere Ende der Röhre E wirklich hermetisch verschlossen 

 ist, ist leicht durch folgendes Experiment festzustellen : Man braucht 

 dazu nur den ganzen Apparat in irgendein Gefäß mit Wasser zu 

 setzen. Das Wasser dringt durch die untere Ötfnung des Apparates 

 und durch die feinen Spalten zwischen dem Randsaum der Röhre E 

 und der Glimmerscheibe und zwischen der letzteren und dem unteren 

 Rande der Röhre J in die letztere und in den Zwischenraum zwischen 

 der Röhre E und der Röhre J. AVenn die obere Üftnung der Röhre E 



