XXIII, 1. Tischutkin: Apparat für Bearbeitung mikroskop. Schnitte. 45 



[Aus dem histol(),i,nschen Laboratoiium clor Alilitär- Medizinischen Akademie 



zu St. Petersburg.] 



Bescliroibung eines Apparates für gleicli zeitige 

 Bearbeitung vieler niikrosko[)ischer Sclinitte 



mid über 



Anwendung dessell^en für Bearbeitung feiner histologischer 



Objekte (Embryonen, Eier etc.). 



Von 

 Dr. N. P. Tischutkin, 



Dozent iu St. Petersburg. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Der liier beschriehene Apparat gestattet die verschiedensten, 

 selbst die kompliziertesten Bearbeitungen gleichzeitig für eine große 

 Anzahl von Schnitten anzuwenden. Beim Verfertigen dieses Apparates 

 wurde icli von dem Gedanken geleitet, denselben so einfach wie 

 möglich zu maclien und mich dabei mit den einfachsten Materialien, 

 über die das ärmste Laboratorium verfügt, zu begnügen. 



Mein Schnittwaschapparat, wie ich ihn ferner nennen will, be- 

 steht aus zwei ineinander geschobenen Glasröhren, der äußeren Röhret" 

 und der inneren J. Die Länge der äußeren Röhre beträgt 7 cm, die 

 innere Röhre dagegen überragt die erste wenigstens um 2 cm, ihre 

 Länge beträgt also etwa 9 cm. Die oberen Ränder der Röhren (wie 

 der äußeren, so auch der inneren) sind umgebogen, ungefähr so, wie 

 die Ränder eines Probiergläschens. Es ist vorteilhaft, den Rand der 

 inneren Röhre möglichst breit herzustellen, damit er späterhin die 

 Rolle eines Trichters spielen kann. Der Rand der äußeren Röhre 

 braucht nur soviel abgebogen zu sein, um ein bequemes Halten des 

 Apparates zu gestatten. Das untere Ende der äußeren Röhre E ist 

 mit einer Öffnung O versehen, deren Durchmesser um ein weniges 

 kleiner sein muß , als der Durchmesser der inneren Röhre J. Die 



