40 Pauly: Ein einfaches Koinpensatorokular. XXIIl, 1. 



man beiläufig bei gewöhnlichem Licht kompensieren, und dann genau 

 bei monochromatischen. 



Ein Beispiel soll das Gesagte erläutern: 



Mein Gipskeil hat einen Neigungswinkel von l*' 49' zirka. Einer 

 Wellenlänge bei Na-Liclit entsprechen 17'5 Teilen. Demnach ent- 

 sprechen einem Teil 0-000575 : 1 7-5 =-0-00003285 mm Phasen- 

 diiferenz = A. 



Bei einem Gipsblättchen von 0*055 mm Dicke war die Ver- 

 schiebung gleich 16-8 Teilen. 



Daraus berechnet sich aus der Formel 



^•^^■^ =0-0100, 



Dicke = 0-055 



wobei ein Fehler von 



0-000033 X 0-2 

 0-055 



0-00012 



möglich ist (bei Schätzung der Zehntel). 



Im Maximum bei einer Dicke des Dünnschliffes von 0-02 mm 

 beträgt der mögliche Fehler 



0-0000a8^> <0:2 _ p.^^Q33_ 



also eine für praktische Messungen genügende Genauigkeit. 



Bei der Vermessung von Mineralien in Dünnschliffen, wenn die 

 Mineralien sehr klein sind , empfiehlt es sich , zur Vermeidung von 

 Störungen durch diese andern Mineralien, eine derartige Vergrößerung 

 zu verwenden, daß das zu messende Mineral fast das ganze Gesichts- 

 feld ausfüllt, oder Blenden anzuwenden, die sich leicht an Stelle der 

 BERTRANDSchen Linse einfügen lassen, oder den Schliff mit Tusche 

 rund um das Mineral abzudecken, wobei das Deckglas bleiben kann. 



Ein zweites Beispiel: 



In einem Dünnschliff ist ein Quarzdurchschnitt parallel zur 

 Hauptachse. 



Die Dicke ist 0*092 mm. 



Die dunkle Linie im Kompensatorokular wurde um 25 Teile 

 verschoben (bei gewöhnlichem Licht), bei Na-Licht war die Ver- 

 schiebung gleich 25*5 Teilen. 



Die daraus berechnete Doppelbrechung für reinen Quarz ist: 



