XXIII, 1. Bender: Einfacher Beleuclitungsapparat f. Lupenpräparation. 37 



als jede Beschreibung. Die rote Linse bezeiclinet den jedesmaligen 

 Weg der Lichtstrahlen bei verschiedenen Stellungen des Apparates. 



Der Durchmesser der von mir verwendeten Linse beträgt 5"5 cm, 

 die Brennweite 25 cm; die Maße des Spiegels sind 5:8 cm. Etwaige 

 Abänderungen der Befestigung, der Linsengröße etc. für andere Zwecke 

 sind natürlich leicht vorzunehmen. 



Verstellungen des Apparates sind also möglich: eventuell durch 

 Heben und Senken gleichzeitig mit dem Lampenarm am Stativ, durch 



2. 



Verschieben der ganzen Vorrichtung am horizontalen Gasarm, durch 

 Drehung derselben im Punkte x zum Beschauer oder von diesem 

 fort, durch Ab- oder Abduktion der Linse von oder zur Licht- 

 quelle , wobei der Spiegel in oben erwähnter Weise folgt. Zur 

 Verstärkung der Lichtquelle dient ein weißer Tonzylinder mit Aus- 

 schnitt. Um den Untersucher, welcher bei Figur 1 u. 2 hinter dem 

 Apparat sitzend gedacht ist, gegen die Blendung durch das grelle 

 Licht zu schützen, die bei längerer Arbeit sehr unangenehm würde, 

 ist auf die Tragstangen ein schwarzer Blechschirm mit entsprechend 



