XXIII, 2. Lebrun: Application de la methode des disques rotatifs. 153 



l'intensite lumineuse, tenir le condensateur de lumi(>re ä une distance 

 sufHsante du porte - ohjet , poiir permettre au disque d'evoluer 

 librement. 



Les disques seront rigides en bois , en metal , cn ebonite , en 

 carton, Ils serviront ;\ moutrer les preparations ((u'ou a faites jusqu'ä 

 present sur des porte-objets d'usage courant. 



r- 



10. 11 — 12. 



Distribution des preparations des disques. 



Sur la circouference des disques, en face des preparations, des 

 petites eminences echancrees S seront menagees pour recevoir uu 

 petit ressort qui maintiendra le disque au crau d'arret pendant 

 l'examen. Ce petit crau d'arret fixe sur le cüte lateral du cbässis 

 sera mobile dans une glissiere (F) afiu de pouvoir s'adapter a des 

 disques de grandeur variee. 



Tel qu'il vient d'etre decrit, l'appareil pourra s'adapter t\ tous 

 les microscopes articules sur le pied , 11 suffira d'enlever le pied 

 actuel et de fixer le reste du nncroscope qui jtorte les parties vives 



