XXin, 2. Freu 11(1: Apparat zur Massenfiirbung mikrosk. Präparate. ]<,)7 



Neuer Apparat zur Massenfärbuiig miki-oskopisclie]* 

 Präparate von F. Hellige & Co. 



Von 

 Hans Freund 



in Halle a. S. 



Die Firma F. IIellige & Co. in Freiburg (Breisgau) liefert einen 

 neuen Kasten für die Massenfärbung histologischer Schnitte, der für 

 den Tisch des Milcroskopikers praktisch sein dürfte , wenn es sich 

 um gleichzeitige und gleichstarlce Färbung einer größeren Anzalil 

 von Schnitten handelt. Der Apparat besteht aus einem für die Auf- 

 nahme der Farblösung bestimmten Glastrog und einem viereckigen 

 Glasrahmen von der Länge eines englischen Objektträgers, der in 

 den Trog hinein gestellt Avird. Die Schmalseiten des Rahmens sind 

 höher als die Längswände und derart mit Rippen versehen , daß 

 20 Objektträger Platz liaben, wenn man zwischen je zwei Rippen 

 zwei Objektträger mit den Rücken aneinander legt. Die Objekt- 

 träger ruhen auf einer nach innen vorspringenden Glasleiste am 

 unteren Rande des Rahmens. Zur Färbung wird der Rahmen mit 

 den Objekten in den mit Farbe gefüllten Glastrog gestellt. Zur 

 leichten und sicheren Übertragung des Rahmens aus einer Flüssig- 

 keit in eine andere dienen Nickelindrahtheber. Oben an dem Gestell 

 befinden sich Löcher, in die man mit den Drahtzangen eingreifen 

 kann, ohne die Präparate zu alterieren. Diese leichte Übertragbar- 

 keit aller Objekte zu gleicher Zeit zeichnet den Apparat vorteilhaft 

 aus gegenüber den Hellendall sehen Trögen. Da Rahmen und 

 Kasten aus Glas gemacht sind , so sind sie natürlich gegen Säuren 

 und ätzende Reagentien resistent. Die Konstruktion als Rahmen 

 bedingt, daß der Apparat weniger leicht zerbrechlich ist als frühere 

 aus Glasstäben gefertigte Gestelle ähnlicher Art. Die Reagentien 

 können sparsam verwendet werden, da der Trog nur so groß ist, 

 daß der Rahmen gerade hineinpaßt. Bis jetzt hat die Firma nur 

 solche Gestelle in den Handel gebracht, die Objektträger von 7G mm 

 Länge und einer Breite bis zu 52 mm fassen, doch in Kürze sollen 



