XXTIT, 2. Referate. I99 



Referate. 



1. Präparationsmethoden im allgemeinen. 



Tswett, 31., Zur Ultramikroskopie (Ber. d. d. botan. Ges. 

 Bd. XXIV, 1906, p. 234). 



Verf. macht im Anschluß an das Interesse, welches allenthalben 

 die neukonstruierten „Ultramikroskope" finden , auf die von ihm er- 

 fundene Vorrichtung aufmerksam, die 1901 von ihm in der „Zeit- 

 schrift für physikalische Chemie" beschrieben worden ist („Vorrichtung 

 zur Beobachtung von Fluoreszenz- und Opaleszenzerscheiuungen" a, a. 0. 

 Bd. XXXVI , p. 450 ; ferner „Constitution physicochimiqne du grain 

 de chlorophylle" in Trav, de la Soc. des Naturalistes de Kazan 

 t. XXXV, p. 58). 



Bei TswETTS „Luminoskop" wird ein starker liichtkegel 

 durch das in einem Dunkelkasten untergebrachte , mit der zu unter- 

 suchenden Flüssigkeit gefüllte Probierröhrchen in axialer Richtung 

 geschickt , wobei die Lichttrajektorie durch einen seitlichen Okular- 

 tubus in senkrechter Richtung beobachtet wird. „Ist die Flüssigkeit 

 fluoreszenzfähig oder sensu strictiori nicht optisch leer, so sieht man 

 in dem Sehfelde einen leuchtenden Fluoreszenz- bezw, Opaleszenz- 

 kegel. Ein in der OkularöfFnung angebrachtes Polarisationsprisma 

 erlaubt zwischen Fluoreszenz- und Opaleszenzlicht zu unterscheiden, 

 denn letzteres , welches polarisiert ist , läßt sich durch Drehung des 

 Prismas auslöschen." 



TswETTS Luminoskop gestattet nicht ultramikroskopische Teil- 

 chen zu zählen oder direkt wahrzunehmen, sondern es läßt sich mit 



