260 Greil: Verwendung d. Nernstschen Glühlichtes in Laborator. XXIII, 3. 



etwas zugespitzter Kontaktstöpsel montiert werden.^ Die Träger sind 

 an eine runde Porzelianplatte befestigt, den sogenannten Brennerstein 

 (Fig. 1 a, Brst) und mit vier an der Rückseite desselben befindlichen 

 Kontakthülsen verbunden (eine für die oberen , drei für die unteren 

 Enden der Leuchtstabe), welche an ebensoviele Stöpsel gesteckt 

 werden, die in eine Schieferplatte (Fig. 1 a, Schpl) eingelassen und 

 an deren Rückseite mit Klemmschrauben versehen sind (Fig. 1 b). 

 Zu den drei unteren Klemmschrauben, welclie mit den unteren Enden 

 der Leuchtstäbe in Verbindung stehen (K-]-^ positiver Pol), gelangt 

 der Gleichstrom nach Passierung dreier kleiner Widerstände (Draht- 

 spiralen aus reinem Eisen, in mit Wasserstoffgas gefüllten Röhrchen 

 eingeschmolzen), die eine Überhitzung der Leuchtkörper zu ver- 

 hindern haben; an die obere Klemmschraube {K — , negativer Pol) 

 wird die Leitung direkt angeschlossen. Die Lampe ist behufs ge- 

 nauer Zentrierung der Leuchtstäbe in der Horizontalen mittels 

 Schraube ohne Ende (Fig. 1 b, Qnt)^ in der vertikalen Richtung 

 durch Zahn- und Trieb (Fig. 1 b, Vt) verstellbar und wird auf einem 

 Reiter (Fig. 1, R) befestigt, der auf das eine Ende einer optischen 

 Bank zu stehen kommt. An die Schieferplatte ist eine runde 

 Scheibe (Fig. 1, Bl) mit einem etwas vorstehenden Rande angebracht, 

 welche die hintere Wand der Abblendungsvorrichtung des Projek- 

 tionsapparates bildet. 



Zur Konzentration des Lichtes dient das Köhler sehe 

 Sammellinsensystem für Mikroprojektion, " welches eine größtmögliche 

 Ausnützung der Lichtstärke der NERNST-Lampe gestattet und daher für 

 unseren Apparat wohl einzig und allein in Betracht kommt. Dieses 

 System besteht bekanntlich aus drei Sammellinsen (vgl. Figg. 2, o, 

 Sl^ S2, S3), von denen die erste entweder allein oder in Verbindung 



^) Die Leuchtstäbe haben eine Brenndauer von etwa 600 bis 800 Stunden, 

 je nachdem Wechsel- oder Gleichstrom verwendet wird. Das Auswechseln 

 derselben kann man selbst besorgen , doch ist in der Regel ein mehr als 

 einmaliger Wechsel nicht möglich, weil die aus Metall gefertigten Träger 

 infolge der großen Hitze an den Bohrungen für die kleinen Kontaktstöpsel 

 brüchig werden. Stäbe und Träger werden auch von der A. E.-G. aus- 

 gewechselt. Der Preis für einen Leuchtstab beträgt 1 Mark, der montierte 

 Brenner(stein) kostet 5 Mark. Es empfiehlt sich einen oder zwei Brenner in 

 Reserve zu halten. Bezüglich der Einschaltung in den Gleicbstrorakreis siehe 

 die von der A. E.-G. ausgegebene Gebrauchsanweisung. Man achte stets dar- 

 auf, daß die Mutterschrauben an den Kontakthülsen fest angezogen sind ! — 



^) Köhler, A., Ein lichtstarkes Sammellinsensystem für Mikroprojek- 

 tion (Diese Zeitschr. Bd. XIX). 



