XXIU, ;5. G r e i 1 : Verwendung d. Nernstschen Glühlichtes in Laborator. 265 



sind um etwa SO'' um die optische Achse rotierbar, mit Kücksiclit 

 auf die Verwendung geneigter Zeichenflächen, auf denen es sich am 

 bequemsten arbeitet. Der vordere Itand des geneigten Zeichentisches 

 muß stets parallel der oi)tischen Achse des Projektionsapparates ver- 

 laufen. Für den Fall, als der Zeichenapparat auf einer Wandkonsole 

 befestigt wird, ist die optische Bank drelibar angeordnet (vgl. Fig. 2, 

 äK)^ so daß das mikroskopische Bild je nach seinem Durchmesser 

 auf die Mitte der Zeichenfläche (bei t'bersichtsbildern) oder (bei 

 Detailzeichnungen) mehr gegen den Rand derselben entworfen werden 

 kann, wo man es näher vor Augen hat. Für gewöhnlich findet man 

 mit einem Zeicheubrette von einem Quadratmeter Fläche sein Aus- 

 laugen, doch reicht die Lichtintensität auch für Zeichnungen mit 

 doppelt so großem Durchmesser und darüber vollkommen aus. — Um 

 die Zeichnung jederzeit deutlich übersehen zu können , haben wir 

 auf den Zeichentisch eine ökerzige Glühlampe aufgestellt, die mittels 

 Fußkontakt (vgl. Fig. .3, Fe) eingeschaltet wird , so daß die Hände 

 vom Zeichenblatte nicht entfernt zu werden brauchen.^ 



Wie bereits erwähnt, wird die genaue Vergrößerung des 

 mikroskopischen Bildes in erster Linie durch die Entfernung des Mikro- 

 skopes von der Zeichenfläche, — der sogenannten Bildweite — be- 

 stimmt, und bei der Auswahl der Linsen vor allem die Größe des Ge- 

 sichtsfeldes berücksichtigt. Hierüber orientieren die von den optischen 

 Werkstätten aufgestellten Tabellen, welche für eine bestimmte Bild- 

 weite, die mit den einzelnen Linsenkombinationen erreichbaren Ver- 

 größerungen, sowie den jeweiligen Durchmesser des objektiven Sehfeldes 

 angeben. Für unseren Zweck kommt es jedoch darauf an, zu wissen, 

 bei welcher Bildweite eine Linsenkombination mit einem bestimmten 

 Durchmesser des Gesichtsfeldes eine gewisse Vergrößerung gibt. Solche 

 Tabellen muß man sich nun selbst für die einzelnen im Gebrauche 

 befindlichen Linsen anlegen ; allgemein gültige Angaben können hier- 



^) Von den im Innsbrucker anatomischen Institute zusammengestellten 

 ersten Modelle des Zeichenapparates wurden bereits auf dem Anatomen- 

 kongresse in Jena 1904 Photogramme demonstriert (vgl. Ergänz. -Bil. des 

 Anat. Anzeigers 1904, p. 179). Inzwischen hat Tandler in dieser Zeitsciirift 

 Bd. XXI, 1904, einen Zeichenapparat beschrieben, der gleichfalls auf dem Pro- 

 jektionssystem beruht und bei Reichekt in Wien hergestellt wird. Reichert 

 baut in diesen Apparat auch NERNST-Lampen mit den von mir angegebenen 

 Brennern ein, doch will mir scheinen, daß der Kondensor des Apparates 

 ungünstig gewählt ist und die Intensität des Liclites nicht vollauf aus- 

 zunützen gestattet. Man sollte hierzu ausschließlich das Köhler sehe Sammel- 

 linsensystem verwenden, dessen Anschaffungspreis ja zudem sehr gering ist. 



