270 Greil: Verwendung d. Nernstschen Glühlichtes in Laborator. XXIII, 3. 



die Stellung des Brillenglaskondensors bestimmt, der in drei Stärken 

 zur Anwendung kommt und daher auswechselbar ist. Der Kon- 

 densor 1 beleuchtet eine Kreisfläche bis zu 20 mm Durchmesser, der 

 Kondensor 2 eine solche von 15 bis 20 mm Durchmesser, der Kon- 

 densor 3 ausgedehntere Flächen bis zu 200 mm und mehr im Durch- 

 messer. — Im einzelnen ist hinsichtlich des Gebrauches dieser Kon- 

 densoren folgendes zu bemerken : Wenn es sich darum handelt, 

 kleinere Objekte zu beleuchten (mit Zuhilfenahme des Kondensors 1), 



7 a. 



so stelle man die Lampe so , daß der Rand des Gehäuses etwa 

 340 mm vom Objekte und etwa 50 mm vom Hauptkondensor entfernt 

 sei , der Brillenglaskondensor 1 wird ganz hinausgeschoben. Durch 

 Einziehen des Brillenglaskondensors und gleichzeitiges Vorschieben 

 der ganzen Lampe, sowie durch allmähliches Vorschieben des Haupt- 

 kondensors kann dann das beleuchtete Feld bis auf 2 cm im Durch- 

 messer vergrößert werden — allerdings auf Kosten der Intensität 

 der Beleuchtung. In solchen Fällen wähle man lieber den Brillen- 

 glaskondensor 2, entferne die Lampe (vom Rande des Gehäuses ge- 

 messen) auf etwa 365 mm vom Objekte , nähere demselben den 



