XXIII, 3. Groil: Verwendung tl. Nernstschen Glühlichtes in Laborator. 277 



mühsam justierte Objekt bei der Bedienung des Apparates vor jeglicher 

 Erschütterung bewahrt werden können, zweitens soll die Einstellung 

 des Objektes und die Zentrierung desselben auf die Milte der Matt- 

 scheibe möglichst cinfacli und bequem erfolgen und drittens soll das 

 Größenverhältnis zwischen dem Objekte und dem Bilde in aller 

 Exaktheit mit wenigen Handgriffen zu bestimmen sein. — Um der 

 ersten Bedingung zu genügen, ist es nnerläßlicli, die photogra])liische 

 Kamera auf eine separate Unterlage zu stellen und alle zur Einstel- 

 lung des Bildes nötigen Manipulationen ausschließlich an ihr vor- 

 zunehmen. — Auf dem Tische, der das Objekt trägt, darf außer diesem 

 höchstens die Gegenbeleuchtungslampe Platz finden, die Hauptbeleuch- 

 tungslampe haben wir auf einem liohen Dreifuß montiert, der auf 

 den Fußboden gestellt wird. In unserem Laboratorium^ ist sowohl der 

 Tisch für das Objekt und die Gegenbeleuchtungslampe, als auch die 

 photographische Kamera auf solide, in eine Hauptmauer eingelassene 

 Konsolen montiert, die optische Achse verläuft parallel der Wand, in 

 etwa f)0 cm Entfernung von ihr, 20 cm nach einwärts vom Rande des 

 Tisches. Die Gegenbeleuchtungslampe kommt auf die Seite der Wand 

 zu stehen, die Hauptbeleuchtungslampe vor dem Rande des Tisches der 

 Wand zugekehrt, alle zu ihrer Bedienung notwendigen Handgriffe sind 

 bequem zugänglich , ihr Gehäuse hält alles störende Nebenlicht ab. 

 Die vielfachen Unbequemlichkeiten, die der photographischen 

 Aufnahme von horizontal liegenden Objekten mit vertikal gestellten 

 Kameras anhaften, haben Prof. Hertwig^ in Berlin und Müller^ in 

 Tübingen durch Anwendung eines Spiegels bezw. eines Prismas be- 

 hoben, welches die Lichtstrahlen aus der vertikalen in die horizontal 

 gelagerte Kamera leiten. Allerdings werden dadurch Spiegelbilder 

 geschaffen, über deren Korrektion noch einige Bemerkungen folgen 

 werden. — Müller stellte dann die weitere Forderung auf, daß die 

 Vorrichtung zur Einstellung des photographischen Bildes sieh nicht 

 an dem Gestelle befinden dürfe, das den Embryo trägt, denn darin 

 liegt ohne Zweifel ein Nachteil der Hertwig sehen Anordnung, daß 

 dieses Bild bei feststehendem Objektive durch Heben und Senken des 

 Objektes eingestellt wird. Um die hierbei entstehenden Erschütte- 



^) In den beistehenden Abbildungen sind die Apparate aus äußeren 

 Gründen auf einem Tische angeordnet. 



■-) RöTHiG, Handbuch der erabryologischen Technik li)()-l, sowie: 

 Sitzungsberichte d. Kgl. preuß. Akad. d. Wissensch. 19()'2. 



ä) MtJLLER, Über einen Apparat zur Photographie mit auffallendem 

 Lichte von oben und von unten (Diese Zeitschr. Bd. XIX, 1!102). 



