XXIII, 3. 



G r i 1 : Ein nener Entwässerungsapparat. 



299 



des Mikrotoiues gesteckt, welches in;in vorerst vollkommen ausbalan- 

 ciert liat. Das abgebildete Mikrotom stammt aus der Werkstätte 

 der GebrItdek Fromme in Wien, docli lassen sich auch die viel 

 massiver gebauten, französischen Serienmikrotome (Stiassny in Paris) 

 ohne weiteres an das Vorgelege kuppeln. Je nach der Wahl der 

 Übersetzung macht das Mikrotom in der Minute 30 bis 60 Schnitte, 

 und zwar mit einer (Jenauigkeit und Exaktheit der Schnittfülirung, 

 die beim Handbetrieb nur nach langer Übung zu erreichen ist. Wir 

 benützen es in obiger Zusammenstellung sehr gern. Ein großer Vor- 

 teil derselben besteht auch darin, daß man eben beide Hände zum 



3b. 



Abnehmen und Auflegen der Schnittbänder auf dem Objektträger 

 frei hat, was eine ganz erhebliche Zeitersparnis bedeutet. Nament- 

 lich bei der Anfertigung von Querschnittserien durch langgestreckte 

 Objekte (z. B. Fischembryonen, Amphibienlarven) empfindet man dies 

 in der angenehmsten Weise. — Die Ein- und Ausschaltung des 

 Stromes geschieht durch Drehung eines kleinen Kontakthebels (i7), 

 der unterhalb der Glasplatte angebracht ist, auf welche die Objekt- 

 träger gelegt werden. (In diese Glasplatte ist auch das Deckglas- 

 format für Serienschnitte eingeritzt.) Durch den Hebel kann aucli 

 eine automatische Vorrichtung in Gang gesetzt werden , die zur so- 

 fortigen Arretierung des Motors dient, welcher nach dem Ausschalten 

 des Stromes nocli einige hundert Touren macht, ehe er zur Ruhe 



