XXIII, 3. Detto: Ein neues Gleitlineal. 301 



werden , g-anz abgeselion davon , daß der Stromverbraucli solcher 

 Motoren ein minimaler ist. 80 dürfen wir uns wohl der lloliuunf? 

 hingeben, daß sich der Apparat, um dessen technische Vervollkonini- 

 ming- sich sein Verfertiger Herr Hermann DIjmler in Wien IX/3 

 sehr bemüht hat, in den biologischen Laboratorien bald ein Plätzchen 



erobere. — 



[Einge{>-:ingen am 27. Juli 190G.] 



Ein neues Gleitlineal. 



Von 



Dr. Carl Detto 



in Jena. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Im hiesigen botanischen Institut wird seit einigen Jahren ein 

 Zeiss scher Projektionsapparat zur Demonstration mikroskopischer 

 Präparate benutzt, wobei das große Stativ IC (mit mikrophotogra- 

 phischem Tischj VerAvendung findet. 



Bei der Projektion steht der Tubus des Mikroskopes horizontal, 

 der Tisch also senkrecht, und die Objekttr.äger müssen infolgedessen 

 durch Klemmfedern festgehalten werden. 



Dieser Umstand ergibt nicht selten Störungen , da im Interesse 

 des Vortrages die Präparate schnell gewechselt und schnell und sicher 

 eingestellt werden müssen. 



Mit Rücksicht darauf aber ist es schwer, beide Tischfedern zu 

 benutzen, da es umständliclier Handgriffe, doppelter Aufmerksamkeit 

 und besonderer Beobachtung bedarf, um das Präparat einzuschieben, 

 die Federn festzudrücken und ihnen eine solche Stellung zu geben, 

 daß sie beim Einsetzen des Objektträgers das Deckglas niclit be- 

 schädigen oder bei frischen Präparaten verschieben. 



Beschränkt man sich dagegen auf die Anwendung einer Feder, 

 so tritt der weitere Übelstand hinzu, daß diese häufig nicht genügt, 

 den 01>jektträger ausreichend festzudrücken, zumal am mikrophoto- 

 graphischen Tische , wo die Einstecköfi'nungen für die Federn aus 

 Konstruktionsgründen nicht sehr tief sein können. 



