304 



Detto: Ein neues Gleitlineal. 



XXITI, 3. 



dem der gewöhnlichen Tischfedern, versehen ist und wie diese in 

 das (linke) Tischfederloch eingesteckt wird. Auf diese Weise ist das 

 Gleitlineal schnell und leicht durch eine kleine Schraubendrehung 

 (bei K) an- und abzunehmen. 



Anders mußte die Befestigungseinrichtung des Gleitlineals für 

 den mikrophotographischen Tisch (Fig. 2) ausgeführt werden , weil 

 dieser aus zwei gegeneinander verschiebbaren Platten besteht. Hier 



1. 



wird deshalb um den Rand der obersten (eigentlichen) Tischplatte 

 ein schmaler Metallreif gelegt, der durch eine mit Löchern versehene 

 Schraube (K) angezogen werden kann. An diesen Reif ist dann das 

 eigentliche Tragstück mit der Achse, um die sich die Gabel dreht, 

 angesetzt. Die Breite des Reifs ist so gewählt, daß die Schrauben- 

 bewegungen des Tisches möglich bleiben. 



Über die Handhabung des Gleitlineals ist folgendes zu sagen. 



Der Apparat ist so eingerichtet, daß der Drehpunkt der Gabel 

 am linken Rande des Mikroskoptisches liegt. Diese Orientierung 



