308 St ei nach: Ein neues Mikroskop -Stativ. XXIII, 3. 



Ein neue« Mikroskop -Stativ. 



Von 



E. Steinach, 



Professor an der deutschen Universität und Vorstand der Abteilung für allgemeine 

 und vergleichende Physiologie in Prag. 



Hierzu zwei H o 1 / s c h n i 1 1 e. 



Die optische Werkstiitte von Carl Reichicut in Wien bat nach 

 meinen Vorschlägen ein neues Mikroskop-Stativ hergestellt , welches 

 zunächst für Unterrichts- und Forschnngszwecke des eigenen Labora- 

 toriums bestimmt war. Da die gelieierten Mikroskope nach nunmehr 

 einjähriger l'>probung sich nach jeder Richtung hin zweckmäßig er- 

 w'iesen und durch ihre gediegene Ansfülirung, gefällige Form und 

 Handlichkeit vielfaclien Anklang gefunden haben , so entspreche ich 

 gern dem ausdrücklichen Wunsche Herrn Reicherts, das neue Stativ 

 kurz zu beschreiben und den Fachgenossen zu empfehlen. 



Der Grundgedanke bei der Zusammenstellung des Stativs und 

 bei der Konstruktion der Einstellungsvorrichtungen war der , einen 

 Apparat zu schatfen , welcher die universelle Verwendbarkeit der 

 großen , entsprechend kostspieligen Mikroskope besitzt und auch die 

 wesentlichen yorteile derselben in sich vereinigt, ohne den Preis der 

 kleinen, billigen Instrumente zu überschreiten. 



Für die grobe Einstellung wurde die übliche Zahn- und 

 T r i e b b e w e g u n g verwendet. 



Für die feine Einstellung wurde eine einfache, 

 solide S c h 1 i 1 1 e n f ü h r u n g konstruiert (Fig. 1 ). Der Schlitten 

 (S) ist unmittelbar liinter der Führungsbahn der groben Bewegung [Z) 

 angebracht und wird durch die Feder (i^) gegen die Mikrometer- 

 schraube (M) gedrückt. Die Kraftübertragung von der Mikrometer- 

 schraube auf den beweglichen Teil geschieht durch den punktförmigen 

 Kontakt zwischen der Mikrometerschraubenspitze und der gehärteten 

 Stahlplatte (-ST), wodurch eine reine, regelmäßige Bewegung erzielt 

 und jeder tote Gang beim Vor- oder Rückwärtsschrauben ver- 

 mieden wird. 



