XX1II,3. 



St ein ach: Ein neuea Mikroskop -Stativ. 



309 



Damit bei der Nähe der Schlittenfüiiruiig- und groben Uewegunj? 

 keinerlei Behinderung für den die Mikrometerschraube bedienenden 

 Finger eintrete, und außerdem eine sehr bequeme llandhaltung 

 beim Arbeiten ermöglielit werde, ist die M ikrom et er- 

 schraub e schief auf die Führung aufgesetzt, was die Feinheit 

 und Zuverlässigkeit der Bewegung nicht im geringsten beeinträchtigt. 



Die ganze Einrichtung ist 



im Innern des Tubusträgers ge- 



borgen , nach außen verdeckt und daher vollkommen vor jeg- 

 licher I n s u 1 1 i e r u n g oder Verunreinigung g e s c h ü z t. 



Bekanntlich hat zuerst die Zeiss- 

 Werkstätte^ an ihren großen Instru- 

 menten (F) eine vorzüglich funktio- 

 nierende Schlittenführung angebracht 

 mit seitlich stehenden Triebknöpfen 

 für die Mikrometerschraube, welche 

 durch ein Schneckenrad unter Ver- 

 mittlung einer Schraube ohne Ende 

 bewegt wird. Auch die neueren großen 

 REiCHERT-Mikroskope {AI, All) sind 

 mit seitlicher Mikrometerschraube 

 (mit Stirnrad und schiefer Ebene) 

 ausgerüstet. Der wesentliche Vorteil 

 dieser Art von Feinbewegung be- 1- 



ruht auf dem Umstände , daß das 



Oberteil des Stativs von den Einstellungsraechanismen unabhängig wird 

 und daher eine erhebliche Ausladung und Ausgestaltung 

 erfahren kann. Aber die technische Ausführung ist kompliziert und 

 findet demgemäß nur bei kostspieligen Mikroskopen ihre Anwendung. 



Durch die oben beschriebene vereinfachte Kon- 

 struktion der S c h 1 i 1 1 e n f ü h r u n g ließ sich nun bei un- 

 serem neuen Stativ derselbe Haupt vor teil erreichen, 

 welchen ich soeben hervorgehoben, ohne das Instrument zu 

 verteuern. 



Das Oberteil ist stark ausgeladen (Fig. 2) und zu einer 

 massiven h e n k e l a r t i g e n Handhabe geformt, deren Lichtung 

 eine Höhe von 72 mm und eine Breite von 26 mm besitzt. 



Auf diese Weise war der Raummangel behoben und die Mög- 

 lichkeit geboten, einen großen Objekttisch unterzubringen. 



^) Berger, M., Zeitschr. f. Instrumentenkunde BJ. XN'llI, 1898. 



