XX111,8. Steinacli: FAn neues Mikroskop -Stativ. 311 



wird es ferner als eine Beqnemlichkeit empfinden, mehrere Prä- 

 ]) a rate, welclie studiert und vergliclien werden sollen , a u f d e n 

 Tisch legen und je nach Bedürfnis und abwechselnd unter das 

 Objektiv schieben zu können. Endlich lassen sich dank dem be- 

 trächtlichen Spielräume auch p li y si kal i s ch e oder physiolo- 

 gische Apparate und Vorrichtungen, sei es am Tubus selbst, 

 sei es zwischen Handhabe und Objekttisch, anbringen. Alle diese 

 Vorzüge dürften hauptsächlich bei physiologischen, bakterio- 

 logischen, zoologischen, botanischen und mineralo- 

 gischen Untersuchungen von Wert sein. 



Im Tisch befinden sich zwei Paar Löcher zur Aufnahme 

 von Klemmen oder Reizelektroden für verschieden 

 große Objektträger. 



Die K i p p u n g K und Arretierung des Stativs erfüllt eine 

 weitere Bedingung für ein geeignetes Arbeiten. Kippung auf 45 '^ 

 wird für durchschnittliche Zwecke hinreichen ; es ist aber auch Kip- 

 pung auf 90^ leicht herstellbar und an einigen Instrumenten bereits 

 ausgeführt. 



Das Oberteil des Stativs ruht auf einem schweren hufeisen- 

 förmigen Fuß von 143 mm Länge und 113 mm Breite. Die Höhe 

 des Instruments bei ausgezogenem Tubus mit Revolver und Objektiv 

 beträgt je nach Einstellung etwa 36 cm ; der Durchmesser des 

 Tubus 32 mm. 



Vorstehende Bemerkungen über den Aufbau des neuen Stativs 

 dürften genügen, um dessen universelle Verwendbarkeit er- 

 kennen zu lassen; dieselbe erleidet durch den einzigen Verzicht auf 

 die seitliche Mikrometerschraube keinen irgendwie nennenswerten 

 Abbruch. 



Die Billigkeit des Instruments wird schließlich den Stu- 

 dierenden, Ärzten, privaten Forschern und insbesondere auch den 

 weniger reich dotierten Laboratorien , welche zur Anschaffung einer 

 größeren Zahl von guten, allgemein verwendbaren Mikroskopen ge- 

 nötigt sind, als eine willkommene Beigabe erscheinen. 



Für die Förderung meiner Vorschläge und die vorzügHche tech- 

 nische Durchführung spreche ich auch an dieser Stelle dem Leiter 

 der PiEiCHERTSchen Werkstätte, Herrn Heyne, meine dankbare An- 

 erkennung aus. 



Die Firma C. Reichert berechnet für das neue Stativ (AIII") mit 

 Drehscheibenblende und Kippun^ auf 45*^ — 72 Mk. Es bedarf wohl nicht 



