XXIII, 4. Schneide r-KunzI: Spinnfasern im Ultramikroskope. 397 



skope, daß stets ein möglichst intensives Licht zu verwenden sei, 

 zwingt uns stets die Stellung, in welcher die Mehrzahl der Bogen- 

 lichtstrahlen durchgeht, einzuhalten. 



Die Ausscheidung bestimmter Farben durch Lichtverzögerungs- 

 platten aus Gips ergab nur in seltenen Fällen interessante Befunde 

 und liaben wir auch unsere Versuche nur auf die P>inschaltung der 

 Platte Rot I. Ordnung bei senkrechter Lage der Polarisatorsymmetrie- 

 ebene und Querstellung des Analysators beschränkt. Zu diesem 

 Zwecke wären Gipsi)latten in festen aussclialtbaren Metallfassungen 

 zu empfehlen , die am Polarisator selbst oder auf einem besonderen 

 Gestell gedreht, in den Ilauptlagen, besonders bei 45^ eingeklappt 

 und nahe den Lichtvereinigungsstellen (beim Spalte oder hinter der 

 zweiten Sammellinse) eingeschaltet werden könnten. 



Wie zu erwarten war, fiel der Schwerpunkt der Arbeit in die 

 Spektroskopie. Wenn auch das von uns verwendete Abbe sehe Spektral- 

 okular nur ein kurzes und niedriges Spektrum gab, so waren doch 

 die damit erzielten Resultate sehr belehrend. Wir stellten nach Um- 

 ständen den Spalt in die Richtung der Faser oder senkrecht dazu. 

 Die Hauptaufgabe ist, weißes, durch die Faser nicht passiertes Licht 

 auszuschalten. Kommen nur wenige weiße Punkte vor, werden uns 

 die über das eigentliche Farbstoffspektrum ziehenden, vollständigen, 

 linienförmigen Spektren nicht stören ; sind in der Faser wenige ge- 

 trennte weiße Linien zu sehen, stellen wir den Spalt quer zu den- 

 selben und denken uns wieder die lichten, ganzen Linienspek- 

 tren weg. 



Bei ungleichmäßigen Färbungen, z. B. auf unreinem Material, bei 

 Wolle und bei Färbungen durch unlösliche oder gefällte Farbstoffe, 

 müssen wir das durch den Farbstoff" nicht veränderte Licht durch 

 die Einschaltung von Polarisator und Analysator entfernen und ge- 

 lingt uns auch dieses nicht, bleibt uns nichts übrig, als nur auf den 

 von den Fasern sich verbreitenden Schein den Spalt einzustellen ; 

 zu dem ersteren würde die Einschaltung des Analysators unterhalb 

 der Prismen d. i. in das Okular oder in den Tubus, für den Be- 

 obachter von Vorteil sein, wobei natürlich Spalt und Analysator un- 

 abhängig voneinander drehbar bleiben müßten. 



Die Untersuchungen der mit verschiedenen Farbstoffen gefärbten 

 Spinnfasern wurden durch die Betrachtung von mit den betreffenden 

 Farbstoffen bestäubten Deckgläsern und von Verdampfrückständen 

 der Farbstofflösungen auf Deckgläsern ergänzt. Diese wurden ein- 

 fjich auf den hochstellbaren Objekttisch schief (mit einer Neigung gegen 



