4O0 Schneider- K un z 1 : Spinnfasern im Ultramikroskope. XXIII, 4. 



Es muß aber überhaupt bemerkt werden , daß statt des elek- 

 trischen Bogenlichtes auch andere Lichtquellen z. B. Gas- und Spiritus- 

 glühlicht benützt werden können, nur sind die Spektren nicht so hell 

 und die Unterscheidung der Lichtintensität verschiedener Stellen im 

 Spektrum schwieriger. Haben wir grössere Gewebestücke zur Ver- 

 fügung, die aus gleichmäßig gefärbten Fasern bestehen, können wir 

 dieselben Spektren auch durch starke Belichtung und Betrachtung 

 der belichteten Stelleu mit dem Spektroskope sehen. Können wir 

 das weiße, durch die Faser nicht hindurcligetretene Licht nicht so- 

 weit ausschalten, um das die gefärbte Faser durchsetzende Licht 

 genau im Spektralokular zu sehen , so müssen wir uns damit be- 

 gnügen nur den aus der Faser ausgestrahlten Schein in den Spalt 

 zu bringen. Das so entstehende Spektrum zeigt die Maxiraalinten- 

 sitäten an denselben Stellen , wie das Spektrum der oberen Linien 

 des Faserbildes und sein Diagramm ist parallel zu dem Diagramm 

 des letzteren. 



Betrachten wir nun die gefärbte Faser mit dem Analysator, so 

 sehen wir entweder gar keine Veränderungen oder aber es treten 

 solche auf und hängen dann nur von der Lage des Analysators zur 

 Symmetrieebene des Mikroskops und der Lampe oder auch von der 

 Lage zur Faser ab. Von der Lage zur Symmetrieebene des Mikro- 

 skops und der Lampe allein hängt die weiße Farbe und auch die 

 bunten ab, wenn ihr Licht die gefärbte Faser nicht durchsetzte, 

 während sich nach den Lagen zur Faser alles jenes Licht richtet, 

 welches durch die Faser hindurchging. 



In welcher Lage hier eine Farbe das Maximum der Intensität 

 zeigen wird und wie deutlich die Farben nebeneinander zu sehen 

 sein werden, wird von der Abneigung der Faser von der Querlage 

 abhängen. Je größer die Neigung der Faser zur Querlage sein 

 wird, eine desto größere Bahn werden auch die Lichtstrahlen in der 

 Faser zurücklegen. Meistens erscheinen die Farben der Faser im 

 Maximum , wenn der Analysator senkrecht zur Faser steht. — 

 Die Untersuchungen mit dem Analysator könnten daher die Bedeutung 

 haben , daß man ohne das Spektralokular mit dem Analysator bei 

 der Identifizierung der Farbstoffe die Komponenten besser erkennen 

 könnte, als ohne den Analysator, allerdings nicht so vollkommen, wie 

 mit beiden Polarisationsprisnien. 



■ Betrachten wir die Fasern mit dem Polarisator und Analysator 

 zugleich, so finden wir, daß alle Erscheinungen, die jenen Lichtstrahlen 

 entsprechen, welche die Faser nicht durchsetzt haben, bei gekreuzten 



