432 Metz: Vervollkommnungen d. Leitzschen "Mikroskop-Stative. XX111,4. 



Was die weiter zu bespreclieiulen neu gescliaffenen Stative C, 

 D lind F von den bisherigen Stativen la, Ib und IIb, denen sie 

 hinsichtlicli der Größe und der optischen Ausstattung entsprechen, 

 hauptsächlicli unterscheidet, ist die neue Mikrometerschraube. 



Diese Schraube ist am Oberteil des Mikroskopes unmittelbar 

 hinter dem Tubus gelagert und wirkt auf einen Schlitten, der den 

 Tubus trägt und der sich in einer Schwalbenschwanzführung vertikal 

 verschieben läßt. 



Die Verbindung von Schlitten und Tubus ist durch den be- 

 kannten Mechanismus der groben Einstellung mittels Zahn und Trieb 

 hergestellt. 



Die Lagerung dieser Schraube unmittelbar hinter dem Tubus 

 war es besonders, was die englisch-amerikanischen Stative, wie wir 



sie bei Ross, Beck, Crouch und Watson 

 in England und bei Zentmayer und Bausch 

 & LoMB in Amerika sehen, von dem fran- 

 zösisch - deutschen , sogen, kontinentalen 

 Typus unterscheidet , dessen erste Aus- 

 bildung wir Chevalier, Nachet, Ober- 

 häuser und Hartnack verdanken. 



Unter den englischen Stativen ist 

 das von Henry Crouch besonders hervor- 

 zuheben (s. VAN Heurck, The Microscope 

 1893, p. 158). Seine feine Einstellung 

 zeichnet sich durch die horizontale Achsen- 

 lagerung und den seitlichen Triebknopf 

 aus, eine Einrichtung, der wir jetzt so 

 häufig begegnen. Denn neuerdings haben fast sämtliche deutsche 

 Firmen nach dem Vorgang von Zeiss (1895) Stative mit einer neuen, 

 unmittelbar hinter dem Tubus angebrachten Mikrometerschraube kon- 

 struiert. Vor vier Jahren hat Leitz eine solche Schraube zuerst an 

 dem großen Stativ A eingeführt und in der Zeitschrift f. Instrumenten- 

 kunde, Jahrg. XXIII, 1903, p. 79 fF. beschrieben. 



Die gute Aufnahme, welche diese neue Mikrometer -Einrichtung 

 gefunden hat, hat die damals in Aussicht gestellte Einführung der- 

 selben auch an den Stativen mittlerer Größe bald als erwünscht 

 erscheinen lassen. 



Durch diese Lagerung der feinen Einstellung an die vordere 

 Seite der Säule ist diese Mikrometerschraube im Gegensatz zu der 

 der kontinentalen Stative von der Bewältigung des Gewichts der Säule 



2. 



