XXII1,4. Metz: Veivollkonininungen d. Leitzschen Mikroskop-Stative. 437 



steht. Dieser nmdeu Säule des Oberteils schließt sich passend die 

 schön geschwungene runde Form des Fußes an. 



Der große Kaum über dem Objekttisch gestattet die vollständige 

 Ausnutzung eines großen beweglichen Kreuztisches. Ein für diese 

 Stative hergestellter Tisch (s. Fig. 4) zeichnet sich durch seine neue 

 Befestigungscinriclitung aus. Dieser Tisch wird an die seitliche in 

 der Höhe des Mikroskoptisches liegende Fläche der Säule mittels 



einer Schraube befestigt. Beim Anziehen dieser Schraube setzt sich 

 der am Kreuztisch neben der Schraube hervorragende senkrechte 

 Keil derart in einer Nute an der Säule des Stativs fest, daß der 

 Tisch sich immer in der gleichen Lage unter dem Mikroskop ein- 

 stellt, so daß die Wiederaufiindung eines mittels des Kreuztisches 

 markierten Objektes gesicliert ist. Vür die Ablesung von ^/^^ und 

 ^/o(j mm eingerichtete Nonien erleichtern wesentlich die Markierung. 

 Die Befestigung des Kreuztisches an der Säule und nicht auf dem 



