442 Kaiserling: Modell eines Üniversai-Projektionsapparates. XXIII, 4. 



kale Achse drehbar. Als Lichtquelle ist wiederum eine nach der 

 Thomsen- Lampe gebaute, aber besser ausgeführte 30 Ampere -Lampe 

 mit rechtwinklig stehenden Kohlen gewählt, welche auf ihrem Träger 

 in der optischen Achse verschieblich ist durch eine Hebelvorrichtung. 

 Die Konzessionen an die ungeübten Benutzer bestehen nun darin, 

 daß alle Zentriervorrichtungen in horizontaler, vertikaler und seit- 

 licher Richtung weggelassen sind mit Ausnahme einer senkrechten 

 und seitlichen Verschiebung der Lampe. Sie ist ferner an ihren 

 Säulenträgern senkrecht verschieblich und durch ein Gegengewicht 

 in Stangenführung, niclit wie früher freihängend, ausbalanciert. Diese 

 Bewegung wird nur benutzt bei der diaskopischen Projektion großer 

 Schnitte mit rechtwinklig gebrochenem Strahlengang (vgl. Fig. 7). 

 Die beiden zentrischen Stellungen sind durch Anschläge festgelegt. 

 Die Drehung der Lampe um 45° zur normalen optischen Achse dient 

 zur Projektion stehender Gegenstände in seitlich auffallendem Lichte. 



Auf dem vorderen Fußpaar erhebt sich ein nach oben sich ver- 

 jüngender T-Träger, in dessen unterem Teile die Führungsnute für 

 den senkrecht beweglichen , großen Objekttisch für makroskopische 

 Objekte eingeschnitten ist. Er trägt ferner die mittels Kurbelrad 

 zu bewegende Einsteilvorrichtung dieses Tisches. Nach oben ist 

 der Vorderteil zu einem kreisförmigen Bogen ausgestaltet zur Be- 

 festigung der Abblendungsvorrichtung. Am oberen Pol ist er mit 

 dem Lampenträger durch ein kräftiges Stahlrohr verbunden. Diese 

 Verbindung dient außer zur Befestigung des äußeren Gerippes als 

 Halter des an der richtigen Stelle befestigten Trägers für das große 

 Projektionsobjektiv und einer in der optischen Achse verschieblichen 

 Blende, an welche das Abblendungstuch angeschraubt ist. Bei der 

 Mikroprojektion nimmt sie die Stellung ein, wie in der Abbildung 1, 

 bei der episkopischen wird sie bis an das Objektiv herangeschoben 

 (Fig. 7). 



Die großen Kondensoren sind auf dem horizontalen Lampen- 

 träger aufmontiert, seine der Lampe zugekehrte Komponente ist seit- 

 lich ausklappbar und beide Linsen liegen ganz frei, so daß sie leicht 

 an Ort und Stelle gereinigt werden können. Das verwendete Glas 

 ist ein sehr klares , farbloses , besonders gut gekühltes Material. 

 Hierdurch und entsprechend lockere Fassung wird ein Platzen der 

 Linsen nach Möglichkeit vermieden. Lampe und Kondensor sind 

 zum Kippen eingerichtet (Fig. 5). 



Die zur Mikro- und Diapositivprojektion nötigen Instrumente 

 sind auf einer optischen Bank montiert, die ihrerseits auf zwei langen 



