446 Kaiserling-: Alodell eines Universal- Projektionsapparates. XXIII, 4. 



Bei der Diaskopie gr()ßerer Platten (13X18) wird die Lampe 

 (vgl. Fig. 7) gesenkt, der erste Kondensorteil lierausgeklappt , der 

 Schutzdeckel auf dem Objekttiscli von dem darunterliegenden Kon- 

 densorteil (18 cm Durchmesser) auf dem vorderen hinübergeschoben 

 und durch geringe Tischverschiebung eingestellt. Der Tisch gestattet 

 das Auflegen auch größerer Platten (Röntgenaufnahmen etc.), jedoch 

 muß durch Verschieben das Bild nach und nach gezeigt werden. 



Auf dem längeren Teile der optischen Bank (vgl. Fig. 1 u. 3) 

 steht zunächst der Objekttisch für mikroskopische Präparate. Er 

 trägt nach der Lampe zu einen in Schneckenführung verstellbaren 

 Hilfskondensor und mit ihm fest verbunden eine kleine Kühlkammer 

 zur direkten und indirekten Külilung des Präparates. Die ausgiebige 



//c 



TT 



U 



Bewegung des 01)jektes erfolgt durch einen Kreuztisch zur Aufnahme 

 von Objektträgern bis zur Größe 9X12 cm. Dieser ganze Teil 

 ist bei der Diapositivprojektion seitlich auszukippen. 



Als letzter Teil findet auf diesem Abschnitt der optischen Bank 

 der Träger der Projektionsobjektive Platz, und zwar nach verschie- 

 denen Richtungen herauszuklappen ein dreiteiliger Mikroskoprevolver, 

 ein Tubusansatz mit dreiteiligem Okularrevolver und ein Projektious- 

 objektiv für Diapositive von 200 mm Brennweite. Zur genauen Ein- 

 stellung dient grober Zahntrieb und Mikrometerschraube. 



An das große Projektionsobjektiv ist, um die optisclie Achse 

 drehbar, ein oberflächenversilberter Reflexionsspiegel angebracht. Bei 

 der mikroskopischen Projektion wird das ganze Objektiv mit dem 

 dann senkrecht zu stellenden Spiegel durch kräftigen Druck nach 



