452 Referate. XXIII, 4. 



Das 3. Kapitel dient der Beschreibung der Apparate, die zu den 

 Untersuchungen, welche den Hauptteil des Buches bilden, gedient 

 haben. Es sind die Ultramikroskope, welche im Dunkelfeld weniger 

 das geometrische Abbild des Objektes als dessen Beugungsbilder zur 

 Erscheinung bringen. Außer dem von Siedentopf und Zsigmondy 

 gebauten Apparate , der diesen Untersuchungen neue Bahn brach, 

 beschreiben die Verff. die von Siedentopf getroffene Einrichtung, 

 welche sich der älteren Einrichtung näher anschließt; bei ihr wird 

 dem in der optischen Achse verlaufenden schmalen Beleuchtungs- 

 kegel durch Blendung des Objektives der Eintritt in den Bildraum 

 abgeschnitten, während bei der Einrichtung von Siedentopf und 

 Zsigmondy der Beleuchtungskegel senkrecht zur optischen Achse ein- 

 fällt und einer solchen Abbiendung nicht bedarf. Den Vertf. ist der 

 Wert der von Leitz gewählten Einrichtung entgangen, welche eine 

 Modifizierung derjenigen von Siedentopf -Zeiss darstellt (s. diese 

 Zeitschr. Bd. XXII, p. 114 — 118). Durch Einführung der von 

 Leitz vorgeschlagenen Stempelblende kann jede für gewöhnliche Beob- 

 achtung dienende Öl -Immersion auch bei Dunkelfeldbeleuchtung be- 

 nutzt werden. 



Uns interessiert eine von den Vertf. konstruierte Einrichtung für 

 ultramikroskopische Beobachtung. Sie lassen den Beleuchtungskegel, 

 der bei obigen Apparaten senkrecht bezw. parallel der optischen Achse 

 verläuft, unter einem schiefen Winkel von etwa 51^ die Achse treffen. 

 Das Wesentlichste des Apparats ist die planparallele Glasplatte, an der 

 sich dieser Strahlengang vollzieht. Das in die unter 51^ geneigte 

 Seitenfläche der Platte eindringende Bündel wird von der Grundfläche 

 derselben reflektiert und trifl't das auf dem Objektträger liegende 

 Objekt unter einem Achsenwinkel von 51^. Der Strahl wird also 

 auch an der Oberfläche des Deckglases total reflektiert und das 

 Gesichtsfeld bleibt dunkel. Diese Einrichtung ist mit der Öl -Im- 

 mersion nicht mehr verwendbar, weil dann der schiefe Strahl beim 

 Aufbringen des Öls nicht mehr total gebrochen wird, sondern in das 

 Objektiv eindringt. Verff". weisen darauf hin, daß sie bei ihren Unter- 

 suchungen mit einer kleinen Bogenlampe von 2 bis 3 Ampere (sog. 

 Liliputlampe) auskamen. Somit kann man die Starkstromleitung um- 

 gehen und diese kleine Lampe unter Einschaltung eines Widerstandes 

 mit der gewöhnlichen Lichtleitung in Verbindung setzen. 



Die nächsten Kapitel geben die Resultate der mit dem Apparat 

 gemachten Untersuchungen, welche meist den Chemiker und Physiker 

 angehen. Der Untersuchung fester Körper, Gläser, Kristalle etc.. 



