( >7< ) 

 en faisant varier convenablement la résistance des circuits que l'on com- 

 pare : elle est analogue à la méthode de mesure des résistances des con- 

 ducteurs, bien connue sous le nom de pont de T'Vheathtone. 



» i° On forme deux piles distinctes avec les éléments dont on cherche la 

 résistance, l'une de ri, l'autre de n' éléments, 72 étant >«'. Les pôles de 

 même nom sont réunis ensemble; les pôles négatifs communiquent direc- 

 tement avec la terre; les pôles positifs communiquent aussi avec la terre, 

 mais par l'intermédiaire d'un rhéostat. Enfin on place un galvanomètre sur 

 le trajet du fil qui réunit les pôles positifs. R étant la résistance à donner 

 au rhéostat pour que l'aiguille reste au zéro, E et E' les forces électro- 

 motrices des deux piles, et r la résistance propre de la pile E, on a, d'après 

 le» lois de Ohm ou de Kirchhoff, 



E '= E *tIf 

 Si E = ne, E' = n'e et r = nx, on a 



d' 



ou 



R (n 

 X = ! — 



» Cette méthode est indépendante de la résistance de la petite pile E' et 

 de celle du galvanomètre; de plus, le courant de E' étant nul, cette pile 

 n'éprouve aucune polarisation. Enfin, si n et n' sont suffisamment grands, 

 R peut varier dans des limites assez étendues sans que la valeur de x en 

 soit affectée notablement. 



» En l'appliquant à la mesure de la résistance d'un élément Daniel!, 

 modèle télégraphique en service, la pile E étant de 5o éléments, et prenant 

 E' successivement de 47» 46, 45, etc., et enfin de i élément, la valeur de 

 la résistance x a toujours été comprise entre 10 et 1 1 unités mercurielles (*). 



» 2° La résistance r d'un élément constant étant déterminée ainsi, on 

 pourra comparer la force électromotrice E' de, piles très-petites à la force 

 électromotrice E d'un élément constant. Ce moyen me paraît très-propre 

 à faire connaître, à un moment donné, la force électromotrice de courants 

 tels que ceux produits par l'attaque de l'eau de mer sur les métaux, etc. 



» 3° On peut enfin passer facilement de cette méthode à celle dite de 



( ) L'unité mercurielle est une colonne de mercure de i millimètre de diamètre et de 

 i mètre de longueur à zéro (unité Siemens). 



22.. 



