( 2 9 5 ) 

 que ce spectroscope peut être simplifié : la lentille cylindrique est entièrement 

 inutile, tant qu'on se borne à l'examen des spectres des étoiles. 



» Il serait superflu d'ailleurs de vouloir examiner théoriquement d'une 

 manière rigoureuse la marche des rayons : il est bien clair que ce procédé 

 optique n'est pas d'une correction absolue comme l'emploi des collima- 

 teurs, et que l'expérience seule doit décider des limites entre lesquelles il 

 est avantageux de l'employer. 



» Nous avons reconnu qu'il suffît, pour obtenir de très-beaux spectres 

 d'étoiles, de placer le prisme dans le tube de la lunette ou du télescope, 

 entre le foyer et l'objectif et très-près du foyer, et de chercher la position 

 de l'oculaire qui fait voir nettement le spectre produit par la petite ligne 

 parallèle aux arêtes du prisme. 



» Le télescope newtonien de M. Foucault est l'instrument spécial de la 

 spectroscopie; tous les rayons étant réfléchis également par le miroir ar- 

 genté^ le spectre est partout également fourni et également pur. Or il se 

 prête merveilleusement à la substitution instantanée de l'oculaire spec- 

 troscopique à l'oculaire ordinaire. Un prisme multiple à vision directe est 

 monté dans l'axe de l'appareil, immédiatement en avant du prisme à ré- 

 flexion totale, du côté du miroir. Son support, situé dans le plan du porte- 

 prisme et du tube de l'oculaire, est brisé à charnière, de manière à pouvoir 

 se rabattre en partie derrière l'oculaire. On peut donc, après avoir reconnu 

 un astre, sans rien changer à l'appareil, en observer le spectre, ou inver- 

 sement. 



» Avec le télescope de o m ,4o et un prisme composé, ou a pu appliquer des 

 grossissements de 3oo, Zjoo et 600 fois, sans que les lignes fines du spectre 

 d'Arcturus aient rien perdu de leur netteté. 



» L'application des spectroscopes sans fente linéaire à la détermination 

 absolue de la position des raies n'a été obtenue jusqu'ici que par des pro- 

 cédés assez compliqués et qui exigent un réglage parfait de l'appareil op- 

 ticpie et du mouvement d'horlogerie Tels sont les procédés de M. Airy et 

 du P. Secchi. Mais on peut ramener la question à des termes beaucoup plus 

 simples par l'application de la méthode de comparaison qui sert à déter- 

 miner les positions des astres très-faibles. Supposons deux étoiles de même 

 déclinaison passant successivement dans le champ de l'instrument immo- 

 nde; si les spectres des deux astres, étalés suivant la direction du mouve- 

 ment diurne, présentent des raies identiques , la différence des temps des 

 passages de ces deux raies sera rigoureusement égale à la différence des 

 ascensions droites des deux étodes. Et il est facile de voir comment, par des 



38.. 



