( 56o ) 

 égaux en un véritable levier à trois bras. Conséquemment,les deux bras rec- 

 tangulaires, formés parle support du contre-poidset par l'aiguille lestée, étant 

 composés ensemble suivant les règles de la statique, sont équivalents à un 

 seul bras diagonal, ce qui réduit le système à celui du peson. Le lecteur 

 jugera facilement de quel côté est l'erreur. Lorsque je parle de bras égaux, 

 j'emploie ce mot dans son sens statique rigoureux et je n'entends pas dési- 

 gner par là, d'une manière vague, une construction mécanique qui, en appa- 

 rence, remplirait ces conditions, mais qui, en réalité, serait bien différente. 



» La source de toutes ces inexactitudes me paraît être que M. Radau n'a 

 pas assez apprécié la différence des deux constructions du baromètre : savoir 

 la construction à peson et la construction à manchon, et, en effet, elles sont 

 confondues dans la figure qu'il m'attribue dans le Moniteur scientifique (i), 

 et que je n'ai jamais imaginée. De là découle aussi la prétendue contra- 

 diction qu'il croit relever à propos de la correction de température. J'ai dit 

 qu'elle était sensible dans le baromètre de Rome, lequel est à peson ; mais 

 je crois cette correction nulle dans le baromètre à flotteur. 



» Pour justifier cette conclusion, on n'a qu'à calculer les variations 

 que la température introduit dans le tube et dans la cuvette. 



» Les mesures des différentes parties qui entrent dans mon appareil 

 sont maintenant assez difficiles à prendre, pendant que la machine est en 

 action, mais des valeurs approchées suffiront pour faire voir que ces cor- 

 rections sont pratiquement nulles. D'abord, il est évident que la masse sus- 

 pendue dans le tube serait équilibrée, indépendamment de la température, 

 si le diamètre du tube restait constant : le changement de hauteur dû à la 

 température n'est pas à considérer, car il ne change pas le poids de la niasse ; 

 mais il faut tenir compte de la variation de la section du tube qui intro- 

 duit une plus grande masse de mercure. La variation de la section est expri- 

 mée par 27r/ ,2 e, en appelant e la dilatation linéaire du fer. Le tube étant à 

 double section, il faut calculer les augmentations dues à chaque partie en 

 particulier, en multipliant la variation de la section par la hauteur du cy- 

 lindre. Pour une pression de^Go millimètres la partie large a une section de 

 28 centimètres carrés et une hauteur de i5 centimètres, la partie étroite a 

 une section de 3 cq , 14 et une hauteur de 61 centimètres, ce qui donne, en 

 définitive, une augmentation de poids de i sr ,974 ou 1 grammes pour 

 10 degrés centigrades de température. 



» À cet accroissement de poids du tube, dû à la température, nous de- 



(1) Moniteur scientifique, t. IX, p. ^05. 



