( 56, ) 

 vons ajouter la variation dans la perte de poids, qui résulte de la diminu- 

 tion du poids spécifique du mercure déplacé par le manchon dans la cuvette. 

 Le volume du manchon enfoncé étant 770 centimètres cubes, on obtient 

 une variation de poids de i gr ,57; la somme totale sera donc de 3 sr , 54 pour 

 jo degrés centigrades. 



)) Cette quantité n'est pas à négliger, mais en pratique elle ne produit 

 pas un mouvement appréciable du crayon, car ce mouvement ne serait que 

 deo mm ,o42; il est en partie corrigé par la cuvette, comme on le verra par 

 le calcul de la quantité dont s'élève le niveau de la cuvette elle-même. La 

 section totale de celle-ci est 72 centimètres carrés. Le niveau du mercure 

 s'élève au-dessus de son fond de 3o, centimètres à peu près, et on peut éva- 

 luer à 285o centimètres cubes la quantité du métal. Celte masse est habi- 

 tuellement répartie en deux volumes à peu près égaux, mais de hauteurs 

 et de sections inégales : l'un a la section delà cuvette, et l'autre a une sec- 

 tion annulaire autour du manchon. La section du manchon est de 38 cen- 

 timètres carrés environ; il plonge de 20 centimètres. Ainsi la section annu- 

 laire, entre les deux parois, est de 34 centimètres carrés. Il en résulte 

 que, pour 10 degrés, nous aurons une augmentation de niveau, dans la 

 partie large, de o mm , o3, et, dans la partie annulaire, de o mm , 06; en toul, 

 deo mm ,oo,. 



» Mais, comme la cuvette ne repose pas par son fond sur la charpente de 

 l'instrument, et qu'elle est soutenue par son bord, le niveau se déplacera, 

 relativement à un point fixe tracé sur la charpente elle-même, en descendant 

 de toute la dilatation linéaire de la cuvette, qui est de o mm ,o44; ainsi, 

 comme déplacement relatif, nous aurons o mm ,o56. 



» Or, d'après l'évaluation du poids équivalent à 1 millimètre de pression 

 barométrique, qui dans l'instrument est de 84 grammes, le poids trouvé ci- 

 dessus pour la variation du tube représente une descente de. . o u " n ,o/j2 

 et comme, par l'expansion de la cuvette, il doit remonter de. . o mm ,o56 



il reste comme différence une élévation de o mm ,or4 



c'est-à-dire un centième et demi de millimètre à peu près. 



» Cette quantité est absolument insensible dans ces instruments, et 

 j'ai voulu seulement l'examiner en détail pour faire voir qu'elle ne 

 mérite pas que l'on s'en préoccupe, comme on l'avait pensé. Les mesures 

 seulement approchées que j'ai pu employer dans ce calcul ne peuvent 

 changer le résultat, car elles ne sont pas certainement erronées de manière 

 à le faire varier du double, ce qui donnerait encore un résultat négligeable. 



C. R., 1867, 3 e Semestre. (T. LXV, N° 14.) 73 



