( 88 7 ) 

 rendre des services qui sont en rapport avec les moyens dont elle dispose, 

 moyens qui se résument dans le double fait d'une protection incessante de 

 la surface de la plaie, et d'un appel exercé sur les gaz et liquides excrétés 

 par cette surface. 



» Telle est donc la signification et en quelque sorte la formule physiolo- 

 gique et thérapeutique de l'occlusion pneumatique, appliquée au traitement 

 des plaies exposées. 



» Je me propose de faire connaître dans la prochaine séance, si l'Aca- 

 démie me le permet, les principaux résultats pratiques auxquels est arrivée 

 jusqu'ici l'occlusion pneumatique, entre mes mains et entre les mains des 

 chirurgiens qui l'ont appliquée 



» Pour aujourd'hui, je demande à l'Académie la permission de lui sou- 

 mettre un nouvel appareil qui doit compléter l'arsenal de la nouvelle mé- 

 thode, et qui est surtout propre à en rendre l'emploi facile, usuel et très- 

 général. 



» Dans le système primitif, l'appareil principal consistait en un récipient 

 pneumatique d'une capacité assez considérable pour suffire de lui-même, 

 pendant vingt- quatre heures, à toutes les éventualités et à toutes les exi- 

 gences de chaque cas particulier. Imaginé surtout pour les premières expé- 

 riences, pour celles qui devaient démontrer, avec la précision scientifique, 

 les propriétés et l'efficacité de la méthode, il offrait le double inconvénient 

 de coûter cher et d'être d'un entretien compliqué. Il était pour ce double 

 motif difficile à introduire dans la pratique des hôpitaux. 



» L'appareil que je viens soumettre à l'Académie a précisément pour 

 but de parer à ces deux inconvénients. Il consiste dans un ballon hémi- 

 sphérique de cristal, offrant trois tubulures. L'une, centrale, plus con- 

 sidérable, est occupée par un manomètre; les deux autres sont destinées, 

 l'une à mettre le malade en communication avec l'appareil, et l'autre à 

 mettre l'appareil lui-même en communication avec un réservoir central de 

 vide. Avant de considérer le système en fonction, j'appellerai l'attention de 

 l'Académie sur le manomètre accusant le degré de vide de l'appareil. 



» Ce manomètre consiste en un tube barométrique, terminé par une 

 poire en caoutchouc, l'un et l'autre remplis de mercure. L'extrémité supé- 

 rieure du tube est ouverte à l'air, et l'extrémité inférieure et la poire qui 

 la termine plongent et sont renfermées hermétiquement dans la cloche en 

 verre. A mesure que le vide s'opère dans le ballon, la boule en caoutchouc 

 se dilate sous l'influence de la pression atmosphérique, et, ses parois ayant 

 une épaisseur uniforme et suffisante pour résister à une pression de (rois 



