( 452 ) 

 liquide du manomètre. Ensuite le vase ovoïde ayant été entouré de 2[lace, 

 on y introduit, par le tube inférieur, la quantité de mercure nécessaire 

 pour que la tension de l'air à zéro soit encore la même qu'auparavant, 

 ce qui est d'ailleurs facile à réaliser avec précision, grâce au manomètre 

 à pétrole. On maintient le vase ovoïde dans la glace pendant près d'une 

 heure et demie, jusqu'à ce qu'on ait atteint, par l'introduction de mercure 

 par le tube inférieur, une pression constante. Alors on ouvi-e les obtura- 

 teurs, et, une fois que la température est revenue égale à la température 

 extérieure, on laisse écouler le mercure du vase jusqu'au repère, qu'il 

 atteignait, au commencetneut, dans le tube inférieur. Appelons? le poids 

 de ce mercure. Suivant les expériences, ce poids, en tenant compte des cor- 

 rections, variait entre ioo4 et 1012 grammes, suivant les variations de T 

 et des autres circonstances. La sensibilité du procédé est telle, que l'ex- 

 Iraction de -^ de gramme de mercure est sensible au manomètre. Le coef- 

 ficient a est donné, entre zéro et 100 degrés, par la formule 



P + AT -H R — N 

 1 00 a = • 



Ï(V — P +N 



» Les deux notations P et T ont été expliquées plus haut; V est le 

 volume du vase à zéro en grammes de mercure; k est la variation de ca- 

 pacité du vase pour i degré, déterminé par cinq expériences qui ont donné 

 une moyenne égale à o^%io66 de mercure, à une erreur de ± 0,0002 

 environ ; R et N sont des corrections qui dépendent d'abord de la petite 

 variation des températin-es du ballon {t, — ^o), qui ne dépasse jamais 

 o'',02, puis de la différence de température du manomètre (0, — ©„), et 

 enfin de la petite différence des niveaux du pétrole dans les deux branches 

 du manomètre. Ces quantités se déterminent par les équations 



N= cf (m, - m,) -^av{Q, - e„) ("). 



(*■) 0,86 est la densité du pétrole, B l.i pression b.irométiique, /?, et /?„ les différences 

 des niveaux a 100 degrés et à zéro dans les deux branches du tube, comptées à partir de 

 celui qui est plus rapproché du vase. Les détails relatifs aux observations et aux calculs se- 

 ront publiés dans le tome II de l'ouvrage : De l'élasticité des gaz, par D. Mendéléeff. 



(**) (V est la capacité, en grammes de mercure, de i millimètre du tube manométrique, 

 savoir o^"', 182 ; m, et m„ sont les hauteurs du pétrole dans la branche du manomètre la plus 

 rapprochée du vase, à 100 degrés et à zéro [m, — /«„ n'a jamais dépassé o""", 3) ; c est la 

 capacité, en grammes de mercure, de la partie du tube manométrique rem|)lie d'air et 

 tournée vers le vase ovoïde (c = 3'"') ; ©, — 0„ est la différence de tem])érature du mano- 

 mètre (dans les diverses expériences elle n'a pas dépassé o'',2). 



