(496) 

 et mesurés avec une précision remarquable, de façon à permettre d'éliminer 

 totalement par le calcul leur influence sur les résultats des observations: 

 c'est un ancien cercle mural construit par DoUond et dont la disposition 

 spéciale au cercle mural a été entièrement conservée; mais il a été rendu 

 . apte à la détermination des ascensions droites des astres et jouit par consé- 

 quent des qualités requises pour mériter le nom de cercle méridien, au 

 moyen de l'adjonction de collimateurs avi nord et au sud et surtout par 

 celle d'un petit miroir parfaitement plan (i) et argenté placé perpendicu- 

 lairement à son axe dans l'intérieur même de la lunette d'observation. A 

 une distance de 3 mètres en avant de ce miroir, il a été fixé sur des piliers 

 en pierre une lunette d'un fort grossissement, dans laquelle on aperçoit, ré- 

 fléchie par le miroir, l'image d'une mire placée près de cette lunette. Deux 

 vis micrométriques rectangulaires permettent de déplacer cette mire, l'une 

 dans le sens horizontal, l'autre dans le sens vertical, de façon à pouvoir 

 amener dans une position quelconque de la lunette du cercle méridien l'i- 

 mage de la mire sous le croisement des fils de la lunette fixe dirigée vers le 

 miroir. Si l'axe du cercle était parfaitement régulier, on devrait donc, quand 

 le miroir serait exactement perpendiculaire à cet axe, pouvoir faire tourner 

 le cercle sans cesser de voir sous le croisement des fils de la lunette l'image 

 de la mire amenée primitivement sous ces fils, tandis que, dans le cas con- 

 traire, l'image de cette même mire abandonne ce croisement; mais la quan- 

 tité dont la mire doit être déplacée pour chaque position de la lunette du 

 cercle méridien, afin de se montrer de nouveau sous la rencontre des fils, 

 fait connaître le double de la quantité dont la normale au miroir s'est elle- 

 même déplacée dans le sens horizontal et dans le sens vertical par 

 l'effet de la rotation du cercle. On a de cette manière les moyens de référer 

 les observations à un plan vertical parfait et de repère, lequel n'est autre 

 que le plan vertical passant par les deux axes optiques des collimateurs 

 nord et sud de la lunette du cercle, pointés l'un sur l'autre. On se sert pour 

 cela des formules ordinaires de correction des observations des passages 

 méridiens eu y introduisant, savoir : i" à la place de l'erreur de coUimalion 

 l'angle Ibrmé par l'axe optique de la lunette avec le plan de repère, quand 

 le miroir, solidaire d'ailleurs avec cet axe optique, est lui-même amené dans 

 ce plan, en d'autres termes, l'angle entre l'axe optique de la lunette et le 

 plan du miroir; 2° à la place de l'erreur d'azimut, l'angle entre le plan 



(i) La perfection ilii phiii ilii iiiiroir n'influe que sur la (]ualité tks images léflécliies qu'il 

 fournit, mais non sur la ijeifeclioii du piocedé de rectification auquel il est destiné. 



