( 497 ) 

 vertical passant par la normale au miroir et le plan vertical perpendiculaire 

 au plan de repère; 3" à la place de l'erreur d'inclinaison, l'angle entre la nor- 

 male au miroir et l'hori/on.Si l'on a eu soin de déterniincr à l'avance quelle 

 est la valeur angulaire des divisions du n»icromèlre de la mire et quelle est la 

 lecture de ces micromètres qui répond à la situation du miroir dans le plan 

 vertical de repère, ces trois angles, auxquels on donne les signes con- 

 venables pour la substitution dont il s'agit, se déduisent immédiatement des 

 lectures des micromètres de la mire, effectuées d'une part quand l'axe op- 

 tique de la lunette du cercle est lui-même dans le plan de repère, c'est-à- 

 dire dirigé sur celui d'un des collimateurs nord ou sud, d'autre part quand 

 la lunette est dans la position où l'observation de l'astre a été faite. Après 

 avoir ainsi réduit les observations à ce qu'elles auraient été si elles avaient 

 eu lieu dans le plan de repère, c'est-à-dire dans im plan vertical pas- 

 sant par l'axe optique des collimateurs, mires de l'instrument, on peut, 

 par les méthodes connues, employer ces observations ainsi corrigées à 

 reconnaître si ce plan de repère est lui-même le méridien, et, dans le 

 cas contraire, à mesurer son erreur d'azimut, à l'aide de laquelle on 

 réduit définitivement les observations au méridien par les formules ordi- 

 naires. 



» Le collimateur sud du cercle méridien de l'Observatoire de Rio-de- 

 Janeiro est composé d'une mire et d'un objectif à long foyer, l'un et 

 l'autre scellés sur des piliers en pierre. Le collimateur nord n'est autre 

 qu'une lunette située dans l'axe d'une lunette des passages dans le premier 

 vertical, laquelle lunette des passages est elle-même munie de deux colli- 

 mateurs situés dans une direction perpendiculaire au méridien et à l'aide 

 desquels on peut déterminer sa collimation. 



» L'appareil de collimation du cercle méridien de l'Observatoire de 

 Rio-de-Janeiro n'a pas seulement pour objet de permettre à la lunette de 

 remplir à volonté les fonctions d'une lunette zénithale; il sert à plusieurs 

 autres buts, parmi lesquels l'un des plus intéressants est la détermination 

 de la flexion de la lunette par une méthode beaucoup plus simple que 

 toutes celles qui ont été indiquées jusqu'ici. 



» L'Observatoii e de Rio-de-Janeiro possède du reste, par la disposition 

 de ses grands instruments, qui tous colliment entre eux, soit par leurs 

 lunettes, soit par leurs axes, plusieurs autres moyens de déterminer les 

 déclinaisons absolues et la latitude, tant par des observations d'azimut 

 que par des observations de hauteur. Cet établissement va être muni en 

 outre d'un grand altazimut conslriiil au Brésil, et dont la lunette possède 



