( 8/,5 ) 

 » La plus grande parlie de la burette est, à partir du robinet supérieur A, 

 divisée en loo parties égales ; entre la centième division et le robinet infé- 

 rieur B, il reste un espace non divisé de o'",o3 environ. Les dimensions de 

 la burette peuvent varier suivant les circonstances; mais il importe, dans 

 Ions les cas, que le tube cpii fait communiquer la burette avec l'entonnoir 

 ail un diamètre intérieur compris entre o"',oo5 et o"',oo6, et que le tube qui 

 termine iiilérieiirement l'appareil soit presque capillaire. Vers son milieu, 

 le tube est enveloppé d'iin(> poignée en liégc, cpii le |)roli'ge contre 

 la chaleur des doigls. 



» ].e gaz ayant été introduit dans l'appareil jusqu'au loo' de- 

 gré, par les procédés ordinaires, et l'espace non gradué él.mt 

 A occupé par du mercure (ou même dans certains cas par de l'eau), 

 il faut y faire pénétrer un réactif absorbant. 



'1 Je suppose qu'on veuille absorber l'acide carbonique par 

 une solution de potasse. Les robinets A et B étant fermés et l'in- 

 slrnnient étant vertical, on verse de la potasse dans l'entonnoir; 

 on fait sortir du mercure par le robinet B, ce qui raréfie le gaz 

 intérieur; on ouvre A et la solution de potasse pénètre dans lé 

 tube. On ferme les robinets, on bouche l'entonnoir, on secoue 

 vivement; l'acide carbonique est absorbé. 



» Il faut maintenant laver l'intérieur du tube. Pour cela, on 

 le place verticalement au-dessus d'une cuvette, on verse de l'eau 

 dans l'entonnoir et l'on ouvre le robinet supérieur. Une quantité 

 d'eau plus ou moins grande descend dans le tube. Lorsque l'écou- 

 lement s'arrête, on ouvre le robuiet inférieur à son tour : aussitôt 

 .■■.A le liquide contenu dans la burette s'écoule, tandis que celui qui 

 se trouve dans l'entonnoir descend pour le remplacer en ruisse- 

 B lant le long des parois intérieures. Aucune bulle de gaz n'entre 

 ni ne sort pendant ce lavage. La température du gaz ne change 

 pas, car on a soin d'employei' de l'eau à la température de l'en- 

 ceinte. Le lavage étant terminé, on ferme B d'abord, puis A. 



» Il n'est pas temps encore de mesurer le gaz restant, car celui-ci est à 

 une pression un peu supérieure à celle de l'atmosphère; il faut, au préa- 

 lable, faire disparaître cette différence de pression, et c'est à quoi l'on par- 

 vient Ires-aisémeiit. Un place l'instrument dans une pt)sition presque hori- 

 zontale et telle que l'eau intérieure vienne emplir le tube qui porte le 

 robinet A et qui conununique avec l'entonnoir. On ouvre ce robinet A avec 

 précaution. Le gaz ultérieur pousse au dehors une partie de l'eau engagée 



