( >436 ) 

 ticulier, de M. Allen Miller (i) démontrent qu'il existe une série de mi- 

 lieux transparents pour les rayons visibles qui absorbent les rayons 

 ultra-violets; telles sont les lames de verre de o™™, 2 d'épaisseur, l'éther, 

 le sidfure de carbone, etc. Dans cette Note je décris l'appareil et la mé- 

 tliode que je me propose d'utiliser pour déterminer ces cocfticients d'ab- 

 sorption. 



» Cet appareil se compose de deux actinomètres de M. Edmond Bec- 

 querel, placés l'un au-dessus de l'autre. Les deux actinomètres sont 

 disposés de manière que le courant de l'un soit neutralisé par le cou- 

 rant de l'autre. J'ai interposé dans leur circuit un galvanomètre très- 

 sensible de !3o 000 tours, dont j'observais les déviations par un miroir à 

 réflexion. 



» Chacun des actinomètres se compose d'une boîte parallélépipédique 

 en glace, ayant deux faces opposées de plaques en caoutchouc durci 

 et portant chacune deux fentes dans lesquelles se fixent les plaques 

 d'argent. ' 



)) Les deux actinomètres sont placés dans une boîte commune. Les 

 deux surfaces de cette boîte, correspondant aux plaques de quartz des acti- 

 nomètres, sont mobiles dans des coulisses. L'une des plaques mobiles est 

 munie de deux fentes superposées correspondant aux deux actinomètres; 

 deux vis microméiriques permettent d'augmenter ou de diminuer la lar- 

 geiu' de ces fentes. Comme la sensibilité des plaques d'argent ioduré (2) 

 varie avec le temps d'exposition à la lumière, j'ai disposé mon appareil 

 de manière que les fentes soient mobiles sur toute la longueur des plaques, 

 en sorte que l'effet de la lumière pût porter alternativement sur les diffé- 

 rentes parties de ces plaques. Je puis à volonté exposer à la lumière l'une 

 ou l'autre de ces plaques. 



» La méthode d'observation avec cet éleclro-actinoinèlre différentiel est 

 très-sim[)le : j'ai pris une ouverture pour les deux fentes en réglant quatre 

 plaques des actinomètres à la même sensibilité. 



» Je place ensuite le corps absorbant que je veux étudier entre la lu- 

 mière et la fente correspondant à l'un des actinomètres (par exemple 

 celui du bas), et je note les déviations du galvanomètre : 1° quand un 

 se(d des actinomètres est ouvert; 2° quand les deux agissent à la fois. 



(1) Allen Miller, On the photographie Transparcncy of varions hodics and on the pho- 

 tographie cffects, clc. {Phil. Trans., London, t. CIJI, p. 861-887.) 



(2) J"ai expérimente sfiili-ment avec les plaques d'arjjcnt ioduré. 



