VI, 1. 



Referate und Besprechungen. 



49 



2. Mikroskop und mikroskopische Apparate. 



Sacharoflf, N., Thermostat mit elektromagnetischem Regu- 

 lator. (Protokoll d. Kaiserl. Kaukas. med. Gesellsch., 16. Sept. 

 1888, p. 111.,) [Russisch.] 

 Es ist dieses eine Modification des SAHLi'schen * sowohl als des 

 ScHEiBLER'schen Regulators, und eine Vereinigung beider: lieber einer 

 Petroleumlumpe ist ein Blechkasten auf das Glas aufgesetzt. Aus dem 

 Blechkasten aber treten 2 weite Blechröhren hervor, a und h, welche 

 im Kasten selbst ihre Oeffnungen 

 unter spitzem Winkel einander 

 zukehren. Dicht über letzteren 

 befindet sich die Achse c, an der 

 die Klappe cd inwendig hängt. 

 Hängt die Klappe frei herab, so 

 verdeckt sie die OefFuung der 

 Röhre a, die Lampenhitze ent- 

 weicht durch 6, drückt man aber 

 aussen den Winkelfortsatz der 

 Achse ce hinab, so wird die Klappe 

 cd an die Innenötfaung der Röhre 

 b angedrückt, und alle Hitze der 

 Lampe entweicht nun durch a. 

 Befindet sich über b ein Thermo- 

 stat, so kann dieser durch das Klappenspiel bald erwärmt, bald abgekühlt 

 werden. Das Klappenspiel wird nun durch einen gewöhnlichen, kräftigen 

 Elektromagneten f hervorgerufen. Ist der Strom geschlossen und der 

 Anker f angezogen, so zieht sein langer Hebelarm bei g den Dralit 

 ge hinab, und die Klappe wird b schliessen. Das Oeffnen und Schliessen 

 des Stromes wird durch ein mit Quecksilber (500 g) gefülltes Gefäss 

 hervorgerufen, in welches ein enges Rohr eingelassen ist. Das Gefäss 

 wird in eine Erweiterung oben in den Wassermantel des Thermostaten 

 eingesetzt. In das enge Rohr ist ein Platindraht eingehängt, ein anderer 

 ist anderweitig ins Quecksilber des Gefässes eingelassen ; beide Drähte 

 sind mit Magnet und Batterie (Meidinger oder Krüger) verbunden. 

 Wird nun die Hitze im Wassermantel zu gross, so steigt das Quecksilber 



') Cfr. diese Zeitsclir. Bd. III, 1886, p. 165. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. VI, 1. 



