Vi, 1. 



Kleinere Mittheilungen. 



35 



üntertbeil eingeschraubt ist, sehr leicht zur Reinigung herausgenommen 

 werden. Der todte Gang der Mikrometerschraube wird durch die bei 

 G eingespannte und bis E reichende Feder völlig beseitigt ; bei ähn- 

 lichen Apparaten wird dieser Zweck gewöhnlich durch eine auf der der 

 Mikrometerschraube entgegengesetzten Seite weit hinausragende Spiral- 

 feder erreicht, was des unvermeidlichen Anstossens wegen viel unbe- 

 quemer ist. Auf der Mikrometerschraube EF aitzen fest der in 100 Theile 

 getheilte Kopf i? und der zum Anfassen bestimmte Kopf J; als Ablese- 

 marke dient das zugeschärfte Ende des an der Ocularhül^e angeschraubten 



2. 



Stückes K. Die obere Linse des Oculares ist zum Zweck genauer Ein- 

 stellung der Mikrometertheilung ausziehbar (bei i?, Figur 1). Der 

 ganze Apparat muss zur Vermeidung von Verschiebungen während der 

 Messung mit Hülfe der Schraube C am Tubus befestigt werden; ein 

 trotzdem bei Berührung der Mikrometerschraube eintretendes leichtes 

 Federn des Tubus stört die Genauigkeit der Messungen durchaus nicht; 

 man erhält vielmehr mit diesem Apparate gut übereinstimmende Beob- 

 achtungsresultate. 



Der Preis des beschriebenen Oculares beträgt 50 M. 



[Eingegangen am 11. Januar 1889.] 



3* 



