34 



Kleinere Mittheilungen. 



Vi, 1. 



muss, wenn man mit geringerer Genauigkeit grössere Strecken an dem 

 vorher mit dem Fadenocular gemessenen Objecte, z. B. also die Länge 

 eines Bacterienfadens messen will. Es scheint mir deshalb für den 

 vorliegenden Zweck recht praktisch zu sein, dass Herr R. Winkel in 

 Göttingen bei Construction eines solchen Messoculares den oben er- 

 wähnten Faden ersetzt hat durch einen Theilstrich eines Glasmikro- 

 meters. Diesen Apparat kann man deshalb, wie ich bereits in meiner 

 Arbeit „üeber Morphologie und Entwicklungsgescbichte einiger endo- 



1. 



sporer Bacterienformen" (Botan. Zeitg. 1888) kurz erwähnt habe, ent- 

 weder verwenden als gewöhnliches Mikrometerocnlar mit feststehendem 

 Mikrometer für weniger feine Messungen oder für genauere Bestimmungen 

 unter Zuhülfenahme der Mikrometerschraube durch successive Einstel- 

 lung eines Randes eines Theilstriches auf die Grenzen des fraglichen 

 Objectes. 



Die mechanische Einrichtung des in Rede stehenden Apparates sei 

 hier mit Hülfe einiger Figuren kurz erläutert. 



Figur 1 stellt den Appai-at von der Seite gesehen dar, Figur 2 

 zeigt die innere Einrichtung, nachdem der Obertheil bei Ä (Figur 1) 

 abgeschraubt worden ist. In Figur 2 sieht man den Schlitten DE, 

 der durch die Mikrometerschraube E F, welche genau Yg mm Gang- 



höhe besitzt, bewegt wird und auf welchem ein in ^-tcx— getheiltes 



Glasmikrometertäfelchen liegt; letzteres wird durch die Riegelklammer 

 bei D festgehalten und kann deshalb und in Folge der Einrichtung, 

 dass der ganze Obertheil bei A (Figur 1) mit einem Gewinde in den 



