VI, 1. Kleinere Mittheilungen. 3 



q 



Kleinere MittheiliiDgen. 



Eine Combination von Sehraubenmikrometer 

 und Glasmikrometerocular. 



Von 

 Dr. Alfred Koch 



in Göttingen. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Für feinere mikroskopische Messungen, insbesondere für Dicken- 

 bestimmungen von Bacterien, schien es mir von Vortheil zu sein, einen 

 Apparat zu besitzen, mit dem man genauere Bestimmungen leichter 

 ausführen könnte als mit den gewöhnlichen Ocularmikrometern. Zu 

 diesem Zwecke erwies sich brauchbar ein Fadenocular, wie solche an 

 physikalischen und astronomischen Instrumenten seit lange im Gebrauch 

 sind und auch an Mikroskopen gelegentlich verwendet werden. In 

 diesen Oculareu kann meist ein ausgespannter Coconfaden oder ein 

 Strich auf einer Glasplatte durch eine Mikrometerschraube mit ge- 

 theiltem Kopf parallel mit sich selbst verschoben werden; man stellt 

 zum Zweck der Messung den Faden nach einander auf beide Ränder 

 des zu messenden Objectes ein und erfährt aus der Grösse der zur Ver- 

 schiebung des Fadens von einem Rande des Objectes zum anderen 

 nöthigen Umdrehung der Mikrometerschraube die Grösse resp. Dicke 

 oder Breite des Objectes, wenn man die Theilung des Mikrometer- 

 schraubenkopfes mit Hülfe eines Objectivmikrometers ausgewerthet hat. 



Es ist nun aber besonders bei sehr starken Vergrösserungen und 

 sehr kleinen, in grosser Zahl im Gesichtsfelde des Mikroskopes liegen- 

 den Objecten, wie z. B, Bacterien, unbequem, dass man an Stelle eines 

 solchen Fadenoculares ein gewöhnliches Ocularmikrometer aufsetzen 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. VI, 1. 3 



