VI, 1. Capranica: Sur quelques pi'oced^s de microphotographie. 15 



etant a feu fixe, et d'avoir une stabilite süffisante pour eviter les trepidations 

 et les dislocatious consecntives. Aussi n'ai-je garde de la chambre de 

 Stien que l'obturateur, compris dans la partie anterieure de l'appareil. 

 Je l'ai donc fixe a la plancliette d'une chambre obscure, analogue a 

 Celle decrite au §. I, en le plagant ä frottement dans une rainure circu- 

 laire, et en le fixaut avec du eiment tout autour, La partie essentielle- 

 ment importante c'etait }e chässis, a placer en arriere de la chambre 

 obscure, devant glisser comme d'habitude et rester mobile pour la mise 

 au point et l'obtention des Images. Pour cela j'ai fait construire deux 

 chässis ä mouvement d'horlogerie, naturellement compliques, mais ne- 

 cessites par les conditions des experiences. 



Le prämier, k plaque sensible en verre, se compose d'une boite 

 rectangulaire de 20 X 20 cm ayant 5 cm d'epaisseur. Une roue metal- 

 lique est placee au centre de la boite, et se trouve mise en mouvement 

 par les ressorts d'un appareil d'horlogerie tres simple, qui se trouve 

 place ä l'exterieur du chässis, dans la partie posterieure. Le mouve- 

 ment d'horlogerie est pourvu d'un echappement, regle par un coussinet 

 ä air en caoutchouc, commande par une boule ä pr.ession pneumatique. 

 Dans la roue metallique se placent les plaques sensibles, assurees par 

 des crochets. Elles out la memo grandeur que Celles employees dans 

 la chambre de Stien: tonte cette partie du chässis est garantie contre 

 la lumiere par un rideau en bois noirci, qu'on place sur un encadrement 

 fait de maniere ä ne pas empecher le mouvement de la roue. Ce rideau 

 est perce en haut d'une ouverture circulaire de 5 cm, placee en ligne 

 centrale avec l'ouverture de l'obturateur. La mise au point dans ce 

 Systeme peut s'eflfectuer, soit par la methode de Moitessiee, soit par la 

 Substitution d'un verre depoli au chässis mecanique. Quoiqu'il faille 

 employer forcement le cherclieur, on doit pouvoir regier les difi"erences 

 par experience directe. On voit par ce qui precede que le chässis est 

 centre de maniere ä faire coincider la partie exposee de la plaque sen- 

 sible, c'est-ä-dire celle qui passe derriere l'ouverture du rideau, avec le 

 trou de l'obturateur. Avec la plaque ainsi placee on peut obtenir six 

 poses successives. 



Lorsque tout est dispose, c'est-ä-dire quand la boite de Stien est 

 fixee sur la chambre noire, et le chässis mis en place, on fixe dans la 

 monture de l'obturateur, au moyen d'un tube k vis, tout l'appareil cher- 

 cheur decrit au paragraphe precedent. 



Pour le fonctionnement de l'appareil, il faut avant tout s'assurer 

 de la mise au point et de l'exactitude du chercheur. L'obturateur, tel 

 qu'il est ä present, n'etant pas siisceptible de rester ouvert par un rae- 



