VI, 1. Capranica: Sur quelques procedes de microphotographie. H 



Daus cette note, je ue puis et je ne veux pas sortir du probleme 

 que je me suis impose, mais j'ai du me livrer ä cette eritique parce 

 qu'il y a beaueoup de micrographes qui ne croient pas a l'utilite de la 

 reproduction photograpliique, et ne veulent pas reconnaitre la superiorite 

 de cette derni^re sur le dessin fait ä la main avec la chambre claire. 

 Certaines epreuves paraissent faites tout expres pour confirmer cette 

 opinion. La raicrophotograpliie rapide peut remedier a bien des defauts 

 de la methode generale; aussi cette courte digression n'est-elle pas 

 supertlue, ni sans interet. 



L'appareil que je viens de decrire , et sa techniquc , servent a 

 obtenir les microphotographies rapides. On voit par ce qui precede, 

 que l'emploi de l'eclair de Miethe ne peut etre utilise d'une maniere 

 satisfaisante et rigoureuse, surtout si I'on veut choisir le ^^monient'-'- d'un 

 etre microscopique qui se meut avec rapidite. Mais si on ne voulait, ou 

 si on ne pouvait appliquer un obturateur au microscope, et dans le cas 

 oü on ne possederait pas le chässis obturateur — j'indiquerai un moyen 

 qui, tout en se rapprocliant de l'eclair de Miethe, n'a pas les memes 

 inconvenients, et pent remplir le meme but ä I'instant voulu. 



On sait que pour employer l'eclair de Miethe, il faut arranger 

 l'appareil photographique comine pour une Observation ordinaire, en 

 mettant au point avec une source de luiniere assez pnissante pour bien 

 eclairer le modele et produire nne projection visible, quoique insuffisante 

 pour impressionner dans un temps tres court la plaque sensible *. Apres 

 cela, on allume le fulmicoton, et l'impression se fait pendant la courte 

 duree de l'eclair. La technique de cette Illumination renferme en eile 

 meme l'inconvenient de ne pas etre susceptible de graduation: or en 

 observant au microscope un objet quelconque a la lumiere d'une lampe, 

 on peut tres difficilement faire coincider l'inflammation du fulmicoton 

 avec un mouvement de l'objet observe, et en outre il faut avoir un aide 

 qui se Charge d'allumer le melange. Voila pourquoi j'ai essaye un 

 Systeme beaueoup plus pratique et qui n'a pas besoin d'aide , tout en 

 pouvant servir au moment voulu. 



Pour cela il suffira de mettre un obturateur quelconque devant le 

 tube du porte-lumiere, et d'en manajuvrer le declancbement a l'aide d'un 

 tube en caoutchouc aussi long qu'on voudra. 



Cette methode, qui donne de trös bons resultats comme illumi- 

 nation, est defectueuse en ce sens qu'il faut, ou se servir d'une autre 



') C'est justement ainsi que M. Stenglein a procede: „The preliminary 

 focusing is maäe with a miner al-oü lamp , afterwar ds exchanged for the 

 lantern" (Journ. R. Microc. See. 1888 October, p. 812). 



